195 
.. oirinna igenom termometer-röret ; ti Ii en 
^ 0l jeter-eöret är fy 1 cl t med qvicksilfver efter 
Ö Ull tr Ii 
ifrån kanalen e. Då man ser att ter- 
iiD 11^ ^ J ■ ^ »•vi 
1 a sin längd, stänges kanalen e, medelst vrid- 
''hi 0 ' P ä kranen g-, h varefter qvicksilfver ut- 
'.'iniier ifrån röret a. Den luft som dervid fanns 
|.j detta rörs ölversta ända, blifver då genom 
Ijvicksilfrets fallande förtunnad. Om kranen h 
|J U tillstå nges och man småningom hvälfver på 
jjaroinetern, sa rinner det qvarvarande qvicksilf- 
r et tid den egentliga öfre ändan af a, hvarest 
j e små, nästan osynliga, luftblåsor, som der kun- 
na stanna, bestå af en så förtunnad luft, att den 
jr a f en betydligt mindre nedtryckande verkan, 
än de som förr sulto inneslutna. Sedan röret 
äter blifvit fyldt, kan operationen ånyo repete- 
ras, då luften blifver ytterligare förtunnad. På 
det att detta skall lyckas, är det likväl nödigt, 
att hafva Vida rör, som äro väl rengjorda samt 
qvicksilfret väl värmdt, en stund förut åter af- 
svalädt, så att det är blott ljumt, för att icke 
spränga rören, samt väl silad t ifrån dam. Äf- 
venså är det angeläget, att, med ett visst hand- 
lag göra barometerns omh vä Ilning, i allmänhet 
långsammare än vanligt. Röret b är i öfre än- 
dan tillslutet medelst en kran, som ses å Fig. 4, 
och röret cl är tilltäppt med en kork; på det att 
det qvicksilfver, som finnes uti dessa lör, vid om- 
Wälfiiingariie icke må förspillas. 
För att kunna göra den fina inställningen 
af skalans nedre ända, ocli som är svår att verk- 
slålla, emedan mail har hela skalan att flytta, 
j r ei * inrättning gjord, som sjmes vid k å Fig. 
d samt är aftecknad i naturlig storlek medelst 
''§• Den cylindriska skalan löper uti hyl- 
311 tit upp och ned, och då den är för hand 
iu 
