CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE i/ HEURE 
459 
La situation de l’établissement du centre de Paris 
est défavorable à la précision des observations astro- 
nomiques, ainsi qu’au fonctionnement des pendules 
(trépidations). Celles-ci ne sont pas jusqu’ici mises à 
l’abri des effets ni des changements de température, 
ni de ceux de la pression barométrique. L’étude suivie 
de ces instruments, tous de modèles assez anciens, 
mais dus à des artistes renommés, tels que Bréguet, 
Motel, Winnerl, etc., n’est pas néanmoins sans intérêt. 
Voici quelques-uns des faits résultant de cette étude : 
1° La compensation thermique, obtenue par des 
moyens variés, change souvent de valeur et de sens 
lorsqu’on procède au nettoyage et au renouvellement 
de l'huile sans toucher au pendule, ni modifier par 
suite le mécanisme de la compensation. — L’action de 
la température est presque immédiate pour certaines 
pendules ; pour d’autres, elle subit un retard manifeste 
pouvant s’élever à 5 jours. Ce retard n’est pas constant 
et paraît dépendre de la rapidité des variations de 
température. — On peut appliquer aux états des cor- 
rections qui les améliorent incontestablement quand on 
envisage de longues périodes. Pour des périodes de 
quelques jours seulement, aucune formule n’a paru 
susceptible d’apporter de l’amélioration. 
2° L’action des variations de pression est très nette, 
paraît instantanée et l’on en tient compte dans la déter- 
mination des marches. 
3° Fait signalé dans d’autres établissements et encore 
inexpliqué : Les pendules paraissent subir parfois des 
perturbations de même grandeur et de même sens. 
Les diverses pendules sont comparées journellement 
par la méthode des coïncidences qui permet une appro- 
ximation de 0 s ,0i à 0 S ,03. — Les meilleures pendules 
du Service hydrographique ne sont pas munies de con- 
tacts électriques, lesquels, quel que soit le dispositif 
adopté, apportent toujours quelque perturbation au 
