318 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
Il résulte des évaluations numériques que nous venons de faire con- 
naître une conséquence assez singulière à première vue. La quantité 
de chaleur répandue dans la pile est plus grande, lorsque l’électro- 
moteur soulève le poids, que lorsque les rouages tournent sans produire 
de travail utile. Mais il est facile de se convaincre que cette élévation 
de température est la suite nécesssaire du ralentissement que le sou- 
lèvement du poids détermine dans le mouvement de rotation de la 
machine. 
Toutes les mesures calorimétriques dont il vient d’être question 
ont été faites au moyen du calorimètre à mercure. Cet appareil a été 
l’objet d’assez vives critiques. Favre y a répondu en indiquant les con- 
ditions auxquelles l’appareil doit satisfaire pour que son fonctionnement 
ne laisse rien à désirer (1). 
L’appareil, dit Favre, doit avoir au moins deux moufles. En effet, 
lorsque deux corps sont appelés à réagir l’un sur l’autre, il importe 
qu’ils soient l’un et l’autre, avant la réaction, à la température du calo- 
rimètre. Les moufles doivent avoir une capacité assez grande pour 
permettre d’agir sur des quantités notables de matières et en présence 
d'une masse considérable d’eau. 
La masse de mercure renfermée dans le réservoir du calorimètre 
doit être assez grande. Les élévations de température au sein de l’in- 
strument sont alors nécessairement faibles, et on peut négliger les 
variations des chaleurs spécifiques sans introduire d’erreur sensible 
dans les résultats. 
L’air doit être expulsé complètement du gros réservoir pendant le 
remplissage, et cela afin d’éviter la marche par saccades delà colonne 
mercurielle dans le tube calorimétrique. 
Le réservoir de l’appareil doit être renfermé dans une boite en bois 
remplie de duvet de cygne. La boîte ne doit laisser sortir que le tube 
calorimétrique et la tige du piston plongeur. 
Le tube calorimétrique doit être bien calibré, et son diamètre tel que 
la sensibilité de l’appareil ne soit pas exagérée. 
La détermination de la valeur de la calorie, en longueur de marche 
du mercure dans le tube calorimétrique, doit être faite dans les condi- 
tions suivantes : d’abord lorsque les éprouvettes en verre plongeant 
dans le mercure des moufles ne renferment que peu d’eau ; ensuite 
(1) Annales de chimie et de physique, 4c série, t. XXVI, j. 385. — Jour- 
nal de physique théorique et appliquée, t. I, p. 332. 
