REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
679 
ou comparait les intensités lumineuses des lumières étudiées à 
l’intensité lumineuse horizontale émise par une bougie de 
stéarine, de paraffine ou de spermacéti. Le poids et le nombre 
de fils composant la mèche tressée étaient définis. Mais la 
qualité de la matière combustible formant les bougies est variable 
et affecte beaucoup la valeur de l’intensité lumineuse horizontale. 
On s’est aussi servi de la lampe Carcel. Cet étalon d’une 
manipulation difficile est encore utilisé de nos jours; mais on lui 
en préfère souvent d’autres plus pratiques. 
Parmi les étalons assez récents, on distingue les étalons à 
incandescence et les étalons à flamme. 
Étalons à, incandescence. — 1 . L’étalon Violle a été adopté 
par le Congrès des électriciens de 1881. Il correspond à la 
lumière émise par un centimètre carré de platine à la tempéra- 
ture de solidification (1775°). 
Cet étalon a été l’objet de critiques peu justifiées au Congrès 
de Genève en 1890. Si l’on emploie des matières pures et si l’on 
se place dans les conditions que réclame cet étalon, il paraît 
supérieur à la plupart des autres. M. Pétavel, dans un travail 
fondamental, a étudié ces conditions, leur influence et finalement 
a fixé, comme valeurs les plus favorables, les suivantes : masse 
du platine (345 gr.) ; aire de la surface du bain (17 cm 2 ); 
diamètre de l’ouverture pratiquée dans le couvercle du four 
(1,6 cm.). 
La conclusion générale à laquelle 011 peut souscrire, est que 
l’erreur relative à l’intensité de la lumière émise par un étalon 
de platine fondu ainsi défini 11 e dépasse pas 1 p. c. 
u 2. MM. Lummer et Kurlbaum ont proposé comme étalon une 
bande de platine portée par un courant électrique à une tempé- 
rature inférieure à celle de la fusion (1). Certaines conditions 
particulières sont exigées pour l’usage de cet appareil. En outre, 
la lumière émise à la température choisie est trop rouge. Aussi 
ne peut-on pas, semble- t-il, accepter cet étalon comme absolu, 
mais, tout au plus, comme étalon intermédiaire ; ainsi procède 
l’Institut physico-technique de Charlottenburg pour vérifier la 
lampe Hefner. 
3. M. Blondel, s’appuyant sur le fait de la constance de 
l’éclat du cratère du charbon positif d’un arc électrique à cou- 
rant continu, a fait construire un appareil permettant d’utiliser 
(1) Éclaihage électrique, t. IX, p. 503, 12 décembre 1890. 
