REVUE DES RECUEILS PERIODIQUES. 
C83 
3. L’étalon dû à M. Dibdin, et dans lequel l’air se carbure 
par son passage sur le pentane, ne paraît guère préférable au 
précédent, car des erreurs considérables peuvent naître de la 
proportion d’air et de liquide, proportion qui varie avec la tem- 
pérature de la salle et avec le degré hygrométrique. 
L’étalon Metbven, à flamme diaphragmée, avec carburateur 
au pentane alimenté par du gaz d’éclairage vaudrait mieux, 
semble-t-il. 
4. Divers étalons à flamme différents de ceux indiqués 
ci-dessus ont été proposés au cours de ces dernières années, 
mais ne sont pas entrés dans la pratique courante. On a notam- 
ment proposé l’usage de l’acétylène. Citons dans ce genre les 
modèles construits par Carpentier et Fery. 
M. Fessenden, en Amérique, emploie un appareil dans lequel 
il fait brûler deux parties d’acétylène et une partie d’hydrogène 
dans un courant d’oxygène pur. 
L’inconvénient présenté par la combustion de l’acétylène est 
d’amener trop souvent un dépôt de carbone qui obstrue les 
orifices. M. Blondel échappe à cet ennui en brûlant l’éthylène 
pur dans l’oxygène pur. 
L’analyse spectrophotométrique a montré que dans toute 
l’étendue du spectre visible, la lumière de l’acétylène est peu 
différente de celle du platine en fusion. 
Enfin M. Broca a proposé la lampe à naphtaline (albo-carbon) 
et M. Blondel la combustion d’un mélange d’alcool et de benzine 
cristallisable dans une lampe dont la cheminée est en métal 
noirci et porte deux fenêtres fermées par des lames de verre 
obliques, l’une par rapport à l’autre de façon à supprimer les 
réflexions successives. 
Les étalons à flamme sont extrêmement variables, comme 
l’ont démontré MM. Clayton, Scharp, et W. B. Turnbull. 
Un étalon parfait serait un appareil qui indiquerait, directe- 
ment au moyen d’une aiguille se déplaçant sur un cadran, la 
valeur de l’intensité lumineuse dirigée sur lui. 
Certains métalloïdes tels ({ue le sélénium par exemple pour- 
raient peut-être convenir. On sait en effet que la résistance 
électrique du sélénium diminue avec l’augmentation de l’inten- 
sité lumineuse (1). Si on insérait une cellule de ce métalloïde 
(I) Une cellule au sélénium est dite dure quand sa résistance ne se 
réduit notablement que pour un éclairement relativement intense, par 
