36 4 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
Le phénomène des franges de superposition blanches , 
obtenu par ces deux derniers savants au moyen de lames 
parallèles à demi-argenture, d’un pouvoir réflecteur élevé, 
leur a permis d’atteindre à un degré de précision presque 
invraisemblable. L ' inter féromètre (fig. 3) dans lequel est 
appliqué ce principe permet de mesurer des longueurs de 
10 à i5 centimètres à quelques centièmes de micron près. 
Fig. 5. — Interféromètre de Pérot et Fabrv. 
( Construit par la maison Jobin, à Paris.) 
La réalisation matérielle d’un tel instrument peut être 
citée comme une merveille de délicatesse et de précision. 
L’achèvement du réglage, qui exige des déplacements 
angulaires de l’ordre du quarantième de seconde, et 
linéaires de l’ordre du centième de micron, y est obtenu 
à l’aide de petits soufflets en caoutchouc pleins d’eau dont 
on peut faire varier la pression en les reliant par un tube 
également en caoutchouc à un réservoir de hauteur 
variable. La simple pression ainsi produite sur des pièces 
