VARIÉTÉS 
599 
provenant de l’attaque inévitable des cupules de verre par les 
solutions. 
Dans le cas des grands spectres de réseaux, préconisés par 
les astrophysiciens pour atteindre dans les mesures une très 
haute précision, l’arc consomme de très grandes quantités de 
matière, parce que le temps de pose est nécessairement assez 
long. Dans le cas du spectrographe à équipage de quartz, il 
n’en est plus de même : une pose d’un dixième de seconde 
suffit, et il suffit souvent d’un dixième de milligramme de 
matière pour obtenir un spectre suffisant. 
Il importe en effet, dans des recherches où l’observation 
spectrale n’est pas un but, mais un moyen, de ne consommer 
pour chaque observation que des quantités insignifiantes de 
matières, généralement rares et coûteuses. Enfin — et c’est là 
un avantage très appréciable sur les procédés à l’étincelle — la 
matière peut être examinée sous une forme quelconque, solide 
ou liquide. La forme solide est la plus convenable. Les charbons 
entre lesquels jaillit l’arc étant l’un au-dessous de l’autre, on 
place le charbon positif en bas. On a percé au préalable un petit 
trou suivant l'axe de ce charbon, et c’est dans cette cavité que 
l’on place la matière solide, qui peut être un oxyde ou n’importe 
quel sel, ou même un minéral. On conçoit Davantage et toute la 
généralité du procédé. Plus de dissolutions à faire en prenant 
des soins méticuleux, si difficiles à observer pour des opérations 
aussi complexes; plus de concentrations déterminées à atteindre. 
La technique est incomparablement simplifiée, et, grâce à la 
description si complète de ces spectres, plus d’incertitudes dans 
l’attribution des raies, sauf peut-être de quelques raies très 
faibles omises dans les tables. 
Des charbons pleins, de cinq à huit millimètres de diamètre, 
conviennent, et se trouvent aisément dans le commerce. L’inten- 
sité du courant nécessaire est d’environ 13 ampères. 
A chaque détermination il est avantageux de photographier 
immédiatement, l’un au-dessous de l’autre, trois spectres : le 
spectre des charbons (avant d’avoir introduit la matière dans la 
cavité); le spectre à étudier, et enfin le spectre d’arc du fer, 
que l’on obtient en faisant jaillir l’arc entre deux forts clous. 
On peut ainsi tenir compte des impuretés du charbon et 
s’assurer par la coïncidence des raies du fer, que le spectre à 
étudier et le spectre du fer sont eux-mêmes bien en coïncidence. 
Le spectrographe que j’utilise actuellement se compose d’un 
seul prisme de Cornu, en quartz. Le spectre ultra-violet occupe 
sur les plaques une longueur de 30 centimètres. Les clichés sont 
