REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
4 46 
table et peut être transporté dans une double caisse 
qui le préserve complètement contre les chocs et les 
heurts du voyage. 
Cet appareil (fig. 1) se compose d’un électroscope E 
à feuille d’aluminium isolé aussi parfaitement que pos- 
sible à l’aide de cinq isolateurs successifs, constitués 
respectivement par un bloc de paraffine, un pied en 
verre gommelaqué b, une plaque d’ébonite 0 suppor- 
tant le pied b , trois pieds en ambre, et enfin une 
plaque de verre paraffiné e. En outre, un petit cristal- 
lisoir h renfermant du chlorure de calcium permet de 
dessécher l’air de la cage de l’appareil, afin d’augmenter 
son isolement. L’électroscope porte une tige métallique 
horizontale et une petite boule R, destinée à le charger 
de l’extérieur. Une seconde tige en métal opposée à la 
précédente porte un disque en laiton S recouvert d’une 
feuille de plomb. Ce disque est destiné à faire une 
prise de potentiel à l’intérieur et on peut l’incliner dans 
des positions variables autour de son axe. 
L’électroscope que nous venons de décrire est 
enfermé dans une cage de Faraday 1), munie de 
glaces transparentes sur ses deux faces verticales. 
La cage porte également un bouchon métallique A, 
protégeant la boule R, et un manchon cylindrique B, 
destiné à protéger le disque S. Le manchon B porte 
un cylindre en métal C, que l’on peut incliner à 
volonté en faisant tourner le manchon autour de son 
axe. Ce cylindre C est destiné à diriger les radiations 
solaires ou lunaires sur le disque S. 
Un microscope K à l’oculaire micrométrique permet 
de mesurer les déviations de la feuille d’aluminium. 
On peut à volonté fermer le tube métallique G 
avec l’un des trois couvercles M, N, O. Le premier M 
est en métal, le second N en toile métallique fine, et 
le troisième O en carton noir paraffiné. 
