REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
28l 
lentille. Un diapason portant un miroir d’acier sur une de ses 
branches était disposé de façon à permettre à l’observateur de 
voir dans la direction de l’axe de la loupe oculaire l’image du 
miroir tournant. Cette image est formée par deux réflexions: la 
première a lieu sur le miroir d’acier, et la seconde sur la petite 
lame transparente à faces parallèles. 
Lorsque le miroir tournant est immobile et que le diapason 
vibre, l’observateur aperçoit une image allongée du petit miroir. 
Cette image présente l’aspect d’une bande lumineuse assez large. 
Dès que le miroir tourne, la bande se divise en un grand nombre 
de bandes lumineuses plus étroites. Le plus souvent ces bandes 
se déplacent ; mais le déplacement cesse lorsque le nombre de 
tours faits par le miroir rotatif dans un temps donné est un mul- 
tiple ou un sous-multiple exact du nombre des vibrations du dia- 
pason durant le même temps. M. Michelson appréciait la valeur 
du rapport de ces deux nombres, dans chaque cas particulier, 
par le nombre et les positions relatives des bandes, lorsque 
celles-ci étaient arrivées à l’état de fixité. 
Dans les expériences du physicien américain, le diapason don- 
nait 1 28 vibrations à la seconde. La vitesse de rotation du miroir 
tournant était, comme nous l’avons déjà dit, de 256 révolutions 
à la seconde. O11 pouvait apprécier facilement une variation de 
vitesse de 2 centièmes de tour par seconde. 
Les époques du jour les plus favorables aux observations 
étaient l’heure qui suit le lever du soleil et celle qui précède son 
coucher ; aux autres heures de la journée l'agitation de l’at- 
mosphère nuisait beaucoup à la netteté de l’image de la fente. 
Une expérience fut faite pendant la nuit avec la lumière élec- 
trique ; la netteté de l’image ne fut pas plus grande en cette cir- 
constance que dans les observations du soir et du matin. 
Durant ces observations la rotation du miroir se faisait de 
gauche à droite. Afin d’éliminer de la moyenne des résultats 
toute erreur constante liée au sens de la rotation, M. Michelson 
fit tourner le miroir de droite à gauche dans les huit dernières 
observations, ce qui changea nécessairement le sens de la dévia- 
tion de l’image de la fente sur la mire. Cette modification n’ap- 
porta aucune altération sensible dans les résultats. 
La vitesse de rotation du miroir fut ensuite abaissée jusqu’à 
n’être plus que de 192, 128,96 et 64 tours par seconde. Le but de 
cet abaissement était de mettre l’observateur à même de recon- 
naître si les courants d’air produits dans le voisinage du miroir 
tournant avaient quelque influence sur la vitesse de propagation 
