324 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
temps ne sont présentés aux observateurs de bonne 
volonté de nouveaux moyens qui les engagent à un 
nouvel elïort. C’est évident. Aussi je propose de substituer 
des lignes de lU mètres aux précédentes lignes de 1000 m. 
qu’on déclarait la limite inférieure des longueurs à em- 
ployer pour réussir les observations des Courants tellu- 
riques. Au cours de ces deux dernières années j’ai expé- 
rimenté avec de courtes lignes de 25 m., de 15 m., de 
13 m., de 10 m. et de 5 m., en trois points de l’île, au 
milieu, à la côte orientale et à l’Observatoire St-Louis 
où je maintiens en fonctionnement continu une double 
ligne de 13 m., établie entièrement dans ses caves. Le 
critérium appliqué à ces diverses lignes était la marée 
électrique retrouvée partout, mais plus ou moins déformée 
quand les électrodes manquaient de profondeur. A la 
côte orientale j’ai assisté au début et au développement 
de la grosse tempête électrique et magnétique du 13-16 
mai 1921. 
Four établir une ligne de bon rapport, on choisira pour 
électrodes deux plaques semblables de cuivre rouge de 
20 cm. de côté. On y rivera un fil fort de cuivre qu’on 
isolera bien du sol (par exemple, dans un bambou) et 
qu’on mènera de là jusqu’au galvanomètre sensible. Les 
plaques seront enterrées entre 80 et 100 cm. de profon- 
deur, bien entourées, si c’était nécessaire, dans un terrain 
peu homogène, d’une même bonne terre. On leur donnera 
l’écartement qui constituera la longueur même de la 
ligne. Quant au fil extérieur, on le pliera aux exigences 
locales. Il serait bon d’abriter par quelques arbres le 
terrain des électrodes. Enfin, autant que faire se pourra, 
on établira les lignes en double dans les directions N. -S. 
et E.-W. 
On n’éclaircira la question des courants telluriques que 
par des séries d’observations comparables. Elles ne pour- 
ront l’être qu’avec des lignes établies dans les mêmes 
conditions. En attendant mieux, je propose d’adopter la 
