REVL’K DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
:)r>8 
leur téléphoni(iue. Il établit ensuite d’une façon simple ses 
('([nations mécanique et électrique. 
Le Chap. 11 débute par une étude complète du pont de 
Wbeatstone en courant alternatif, d’où M. Guyau déduit la 
condition générale du silence télépbonique. Ce silence ne peut 
être complet que p(>iir l’un des harmoniques du courant alter- 
natif employé. D'où, comme corollaire, il suit qu’il y a utilité à 
employer, comme source de courant, un alternateur à tension 
sinusoïdale à peu près pure et, pour la réception, un téléphone 
à elfets sélectifs (ou mieux, dans les mesures de haute précision, 
un galvanomètre à résonance) accordé sur rharmoni((ue fonda- 
mental. En outre, le minimum télé[)honi([ue étant fonction et 
de la fréquence et des éléments constitutifs des bras, on a, si 
on connait ceux-ci, le moyen de calculer celle-là. 
Vient ensuite l’exposé des principales méthodes de mesure 
où le téléphone intervient en tant qu’indicateur de maximum 
ou de minimum, méthodes classiques ou tout récemment intro- 
duites dans les laboratoires et dans la pratique industrielle, 
(résistivité des électrolytes, capacités, self-inductance, mutuelle 
inductance, longueurs d’onde ; emploi en photométrie ; recherche 
des défauts d’isolement dans les canalisations èlectri([ues, loca- 
lisation des branchements souterrains des conduites de distri- 
bution d’eau, etc...) 
■Mais la partie la [)lus importante de celte belle monographie 
( t’ili. 111 et IV, pp. .')7-147) consiste dans l’étude approfondie des 
très petits mouvements de la membrane téléphonique par le 
moyen des interférences. vSur la surface vibrante est collé un 
jietit miroir plan argenté. Un miroir fixe semi-argenté est placé 
en face du miroir mobile, de façon à l'ormcr entre eux une lame 
d’air mince de J ':20 de millimètre. Un faisceau lumineux, fourni 
[>ar une lampe à mercure, concentré sur la lame mince, dessine 
sur celle-ci des franges d’interférence. Ges franges se déplacent 
quand, en consé([uence des vibrations de la plaque, l’épaisseur 
de la lame d’air varie. Les déplacements des franges sont enre- 
gistrés photographiquement. 
Le téléphone, jusiju’ici simple indicateur de maximum ou de 
minimum, est ainsi transformé en un véritable galvanomètre ou, 
d’une façon plus précise, en un « oscillogi-a[)he interférentiel ». 
Le l'onctionnement de cet oscillographe soulève une foule de 
problèmes dont l’auteur fait une élude détaillée ; calcul du 
mouvement des surfaces interférentiellcs en fonction de celui 
des franges, séparation des raies de l’arc au mercure, conditions 
