VARIÉTÉS. 577 
pendant la marche. La décharge de haute fréquence très nourrie 
peut atteindre une longueur de 40 à 50 centimètres. 
Nous remarquons plus loin la très intéressante collection des 
diverses formes de tubes à rayons X imaginés par M. Villard 
au cours de ses remarquables recherches sur les rayons catho- 
diques : depuis ses ampoules à électrodes de platine ou de 
palladium, jusqu’à 1 ’osmo-régulateur. Ces tubes sont construits 
par M. Chabaud en qui M. Villard a trouvé un collaborateur 
habile autant que dévoué. L’ampoule, à anticathode refroidie par 
l’eau, et de résistance instantanément réglable par endosmose 
ou exosmose d’hydrogène à travers un appendice tubulaire de 
platine porté à l’incandescence, est, sans aucun doute, le dernier 
mot du progrès en fait de tubes producteurs de rayons X. 
C’est une ingénieuse application de la découverte capitale de 
Villard : l’hydrogène seul constitue la matière radiante ou les 
rayons cathodiques. Nous aurons à revenir sur ce sujet intéres- 
sant. — Signalons en deux mots un fait connexe : le quartz à la 
température de iooo 0 est, comme le platine, perméable à 
l’hydrogène (Villard). 
La maison Badiguet s’est attachée à l’étude et à la mise au 
point des méthodes endodiascopiques de Boucliacourt . La radio- 
scopie et la radiographie auraient réalisé un énorme progrès au 
point de vue de l’examen des parois de cavités naturelles, si la 
source des rayons X pouvait être placée au sein même de cette 
cavité, au lieu de rester au dehors. Prenons le cas d’une mâchoire 
à radioscoper. Jusqu’ici le praticien appliquait le côté malade 
contre l’écran et plaçait l’ampoule de l’autre côté de la face. Mais 
c’était un grand inconvénient, facilement une cause d’erreur, que 
la superposition sur l’écran de deux silhouettes : celle du côté à 
examiner et celle du côté opposé. Pour éliminer cette dernière, 
le tube à rayons X devrait être dans la bouche. La chose peut se 
faire et M. Radiguet montra aux membres du Congrès la radio- 
graphie fort belle d’un seul côté de mâchoire. Evidemment, il y 
a des modifications à faire aux dispositifs courants. Essentielle- 
ment, il faut avoir une bobine dont un pôle du secondaire, le 
négatif, puisse être mis à la terre, ce que tous les modèles ne 
supportent pas, et intercaler dans le circuit un détonateur spécial 
imaginé par Boucliacourt. Dans ces conditions, la moitié du 
circuit qui va à la cathode peut être touchée à la main, sans 
désagrément, et, par suite, le bout correspondant d’un tube de 
forme appropriée peut être introduit, par exemple, dans la 
