VARIÉTÉS. 
5q5 
Dans une des dépendances du laboratoire de M. Pellat, 
M. Webster avait monté te dispositif au moyen duquel il s’efforce 
de mesurer en unités absolues la quantité infinitésimale d’éner- 
gie mise en œuvre dans les phénomènes sonores. En voici les 
traits principaux. On excite un résonateur sphérique à l'aide 
d’un son simple fourni par un diapason (i). Le fond du résona- 
teur est percé d’une fenêtre où la paroi métallique a été remplacée 
par une lamelle de verre extrêmement mince et choisie de telle 
sorte qu’elle-même puisse vibrer à l’unisson du résonateur, aussi 
exactement que possible. L’amplitude de cette vibration est 
mesurée en longueurs d’onde par la méthode du réfractomètre 
de Michelson (2). A cet effet, sur la lamelle de verre, on colle 
un petit miroir très léger qui constituera un des systèmes réflé- 
chissants qui entrent dans la composition de l'appareil. Si 
l’amplitude de la vibration du miroir vaut, par exemple, - de la 
lumière employée, l’ensemble des franges d’interférence va 
osciller autour de sa position d’équilibre ; l’écart entre les posi- 
tions extrêmes étant précisément égal à l’intervalle entre deux 
franges. Mais ces oscillations, aussi rapides que celles du son, 
11e peuvent être saisies directement. O11 les mesure par une 
méthode stroboscopique. 
Evidemment, mille précautions doivent être prises pour mettre 
ces appareils si délicats <à l’abri des vibrations et des ondes 
sonores étrangères dont l’influence fausserait tous les résultats. 
Pour passer des amplitudes aux pressions correspondant à 
une onde condensée, on produit à l’intérieur du résonateur des 
pressions connues et on mesure les déplacements qu’elles 
amènent sur la fenêtre vitrée. L’application de formules établies 
par Helmoltz et par lord Rayleigh donne le résultat définitif. 
Dans le laboratoire de M. Pellat, professeur à la Faculté des 
Sciences, nous trouvons exposé Y électrodynamomètre absolu, 
souvent décrit du professeur. Plus loin, c’est l’appareil de 
mesure des pouvoirs inducteurs spécifiques des corps solides 
ou des corps liquides, du même (3). Cet instrument est fondé 
(1) En réalité, la source n’est pas précisément un diapason, mais un 
résonateur excité mécaniquement par un diapason au moyen d’un 
dispositif spécial très étudié. 
(2) Voir J. Thirion, L'Analyse des radiations lumineuses ; dans cette 
Revue, t. XLIV, loc. cit. 
(3) H. Pellat, Appareil destiné à mesurer les pouvoirs inducteurs 
spécifiques des corps solides ou des corps liquides. Journal de Physique, 
