540 REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
thermomètre à hydrogène, sont encore sensiblement 
exacts à la température de — 102°. 
Quant aux températures plus basses encore, il semble, 
d’après les recherches expérimentales de S. von Wro- 
blewski, etles remarques théoriques de M.C.E. Guillaume, 
qu’à — 200 0 le thermomètre à hydrogène et les couples 
thermo- électriques donnent encore les mêmes indica- 
tions (1). 
Nous pouvons donc nous fier à notre thermomètre à gaz 
jusqu’aux plus basses températures réalisées aujourd’hui. 
Remarquons toutefois qu’à mesure que nous descendons, 
ces indications sont de moins en moins précises. 
Pour évaluer les températures qu'il réalise à Ber- 
lin, M. Pictet (2) emploie diverses substances thermomé- 
triques : l’alcool méthylique, l’anhydride sulfureux liquide, 
l’éther et l’alcool éthyliques, etc. C’est aux thermomètres 
à alcool et à éther éthyliques qu’il recourt le plus fré- 
quemment ; mais il a eu soin de les comparer d’abord avec 
le thermomètre à hydrogène. 
Dans le cas de très basses températures, il fait quatre 
lectures à l’aide de quatre thermomètres à hydrogène, 
ayant chacun respectivement pour pression initiale 2, 1, 
1/2 et 1/10 d’atmosphère. On constate alors que, par la 
réduction des résultats à la loi de Mariotte et de Gay- 
Lussac, les quatre observations concordent sans trop 
d’écart ; faute de quoi, l’estimation est rejetée. 
Pour plus amples renseignements sur cette question, 
on peut consulter soit l’excellent traité de thermométrie 
de M. C. E. Guillaume, soit les diverses publications 
qu’ont faites ceux qui s’occupent de travaux relatifs aux 
grands froids. 
J. Van Geersdaele, S. J. 
(A suivre.) 
(1) Cfr C. E. Guillaume, op. cit. : c Limite d’emploi du thermomètre à 
hydrogène », pp. 262 seqq. 
(2) Cfr Revue scientifique, 6 oct. 1894, p. 425. 
