LE GRISOU 
195 
La simple inspection de la dainine d’une lampe suffit 
donc non seulement pour déceler la présence de grisou, 
mais encore pour évaluer, avec une certaine approxi- 
mation, la teneur en gaz inllammable. 
Le lecteur sera complètement éditié sur ce sujet 
lorsque j’aurai rappelé le degré d’a])proximation que 
les diverses lampes jiermettent d’a})})orter dans ces 
mesures. 
Les praticiens admettent généralement que la lampe 
alimentée à l’huile végétale, telle la lampe Mueseleer, 
marque à petit feu à partir d’une teneur de 2 à 2,5 p. c. 
Mais, ainsi qu’on l’a fait justement observer, sa sensilû- 
lité est })lus grande encore à d anime éclairante, lorsque 
l’on règle celle-ci dans l’air jmr au point où elle va com- 
mencer à fumer ( 1 ). 
Les lampes à benzine, par exemple la lampe M'oolf, 
indiquent à petit feu des teneurs de moins do i ]i. c. 
Ce sont là des lampes ordinaires. Pour les recherches 
spéciales, on se sert de lampes à Hainme plus chaude 
encore, telles la lam])e à hydrogène deClowes, peu por- 
tative, et la lampe à alcool de M. Chesneau, très réjtan- 
due en France. Cette dernière est sensible, d’aj^rès son 
inventeur, à partir de 0,1 }). c. de grisou et peimiet une 
approximation de 0,2 p. c., voire même 0,1 p. c. dans 
l’évaluation de la teneur (2). 
A côté de ces grisoumètres portatifs, permettant un 
dosage instantané, il en est d’autres dont l’emploi est 
réservé au lahoi’atoire. En France, on utilise spéciale- 
ment l’éprouvette eudiométrique Coquillon-Lechatelier, 
ou encore l’éprouvette I.echatelier ou l’ajipareil Lehre- 
ton dans la méthode Sliaw des limites d'intlammahilité. 
L’approximation obtenue est d’environ 0,1 p. c. (o). 
(l) Cf. I.echntelier, Le Grisou, p. 115. La lampe marquerait dans ce ras à 
partir de 0,5 p. c. 
(:2) Cf. Chesneau, op. cit. 
(3) Pour les détails voyez ('.hesneau, op. cit., et Lechatelier, Lr G/vsoa. 
