324 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
qu’à faire atteindre à l’air circulant un certain maximum de 
température. L’élévation de température de la cavité intérieure 
ainsi que le rayonnement direct de la peau détermine réchauffe- 
ment de la cavité annulaire comprise entre les deux fonds et y 
provoque une augmentation de pression. Supposons la cavité 
annulaire en relation avec un manomètre ordinaire : le mercure 
montera dans la branche libre. 
Il faudrait corriger les indications du manomètre par les 
variations de pression et de température du milieu ambiant. 
Mais il est plus simple d’éviter ces corrections en mettant le 
manomètre en communication avec un second calorimètre iden- 
tique au premier, mais ne renfermant pas d’animal. Dans ces 
conditions, les variations du manomètre ne dépendent plus que 
de l’animal introduit dans le premier calorimètre. 
Pour pouvoir enregistrer d’une manière continue les indications 
du calorimètre, d’Arsonval l'a habilement modifié. Les deux 
calorimètres ne sont plus reliés par un manomètre, mais de 
chacune des deux cavités annulaires part un tube vertical qui se 
recourbe ensuite pour plonger respectivement dans le mercure 
de deux bocaux placés sur les deux plateaux d’une balance. En 
supposant toutes les conditions égales pour les deux calorimètres, 
la balance restera en équilibre tant qu’on n’aura introduit d’ani- 
mal dans aucun des deux. Vient-on, au contraire, à placer un 
animal dans un des calorimètres, la chaleur de la cavité annulaire 
va faire refluer le mercure hors du tube vers le bocal, ce qui 
équivaut à une augmentation de charge du plateau correspondant 
de la balance. La balance s’inclinera, et on conçoit qu’il soit 
facile de lui faire inscrire automatiquement ses oscillations et 
d’estimer ensuite à l’aide d’une source connue de chaleur la 
valeur des oscillations en calories. 
Le second calorimètre (i) imaginé par d’Arsonval est d’une 
simplicité qui n’est surpassée, à ce qu’il paraît, que par son 
exactitude. C’est une espèce de tente formée par un cylindre en 
laine de deux mètres de hauteur ; ce cylindre adhère herméti- 
quement au plafond, qui est un simple disque en bois percé 
d’une ouverture donnant entrée dans une cheminée. Le sujet 
dont on veut mesurer le rayonnement s’affuble du cylindre de 
laine ; l’air s’échauffe autour de lui. et en vertu de sa moindre 
(1) L’Anémo-calorimètre,ou nouvelle méthode de colorimétrie humaine, 
norm. et path. Arch. de physiol. norm. et path., 1894, 5e sér., t. VI, 
pp. 3(50 et suiv. 
