552 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
L’équipement météorologique comprend baromètres et 
barographes, thermomètres et thermographes, anémo- 
mètre Robinson à contacts électriques, girouette à con- 
tacts, héliographes, pluviomètre enregistreur, électroscope 
spécial avec tige extérieure pour la mesure du potentiel 
de l’électricité atmosphérique, néphoscope, météoro- 
graphe et céraunographe. 
La plupart de ces instruments sont du modèle du 
Weather Bureau. Les deux derniers sont de l’invention 
du Père Odenbach et fabriqués par lui-même. 
Au moyen de contacts électriques et d’électro-aimants 
guidant les plumes, le météo’rographe enregistre sur un 
tambour horizontal faisant un tour en une semaine, la 
quantité de soleil, la vitesse et la direction du vent. Sa 
marche est parfaite. 
C’est au Père Odenbach que le céraunographe doit son 
nom, destiné à rappeler son rôle d’enregistreur d’éclairs. 
Nous avons raconté, dans la notice sur l’Observatoire 
de Kalocsa, comment, à la suite d’une communication 
faite par M. Ducretet de Paris à l’Académie des Sciences, 
divers auteurs, entre autres le Père Schreiber, avaient 
utilisé les propriétés connues du cohéreur Branly, pour 
capter les ondes électriques émanées d’éclairs lointains, 
et les enregistrer. Etudié par le Père Odenbach pendant 
plusieurs années, le céraunographe s’est peu à peu trans- 
formé entre ses mains ; de multiples perfectionnements en 
ont fait un instrument sensible et docile. Voici les parti- 
cularités les plus intéressantes du dernier modèle (PI. XIV, 
%• 47 )- 
Tout d’abord, le cohéreur à limaille est complètement 
abandonné ; il est remplacé par des baguettes de graphite 
posées sur deux épingles d’acier oxydé. La sensibilité est 
plus considérable avec deux ou trois baguettes qu’avec 
une seule. Le Père Odenbach emploie d’ordinaire deux 
cohéreurs de sensibilité différente et deux relais, avec 
bobines de résistance différente. En temps ordinaire, pour 
