l’action électrique du soleil 
405 
au Puy-de-Dôme même, à l’électromètre de Curie, 
beaucoup plus sensible, mais par contre peu transpor- 
table. Je rappelle que l’électrométre d’Elster etGeitel est 
un électroscope à feuilles d’aluminium, dont les deux 
feuilles pendent â droite et à gauche d’une lame plate et 
verticale de laiton; la lame porte â sa partie inférieure 
un prolongement cylindrique en laiton qui s’implante 
dans un fort bouchon d’ébonite. En haut, elle se termine 
par une petite boule percée d’un trou conique. Au- 
dessus de cette boule, la cage de l'appareil présente 
une ouverture qu’on peut fermer par un couvercle. 
» Quand on veut se servir de l’appareil on ôte le 
couvercle, et on implante dans la boule qui surmonte la 
plaque une tige surmontée d'un cylindre fermé et creux 
de 5 centimètres de diamètre sur 9 centimètres de haut. 
On le touche avec un des pôles d’une pile sèche en 
tenant la pile par l’autre pôle qu'on met ainsi au sol. 
Les feuilles divergent, et on note de moment en moment 
leur écart sur une petite échelle collée sur l’une des 
vitres de la cage. 
» L’appareil avec le corps de dispersion, la pile et 
les accessoires, est enfermé dans une boîte cubique 
munie d’une bretelle qui en permet le transport et qui 
peut, en un lieu quelconque, servir de support â l’appa- 
reil... 
» Dans toute l’étendue de l’échelle, une division d’écart 
correspondait â peu près â 6 volts ; la graduation en 
volts était d’ailleurs faite une fois pour toutes. » 
D'autres recherches furent effectuées â l’aide de 
l’ électromètre Curie. 
» Le manchon protecteur du condensateur-plan était 
enlevé, et on ne conservait que le plateau supérieur 
relié à la lame verticale qui porte la feuille mince d'or 
ou d’aluminium. C’est par ce plateau que s’opérait la 
déperdition. On suivait â la lunette la décroissance de 
l’écart de la feuille; les divisions sont ici beaucoup plus 
