l’action électrique du soleil 
409 
cherchait à obtenir avec une charge préalable de l’élec- 
tromètre, tantôt positive, tantôt négative. 
L’appareil que nous venons de décrire ne donnait 
que des mesures relatives, sa sensibilité était grande 
grâce à la haute charge préalable qu’on lui commu- 
niquait. 
Avec le dispositif que nous avions utilisé en 1885, le 
potentiel de charge préalable de l’électromètre était de 
l’ordre du volt ; aussi n’obtenions-nous des charges 
solaires de 100 volts environ que dans un temps de 
10 à 15 minutes. 
M. Brunhes a constaté que des charges de 100 volts 
dues au Soleil ne se manifestaient qu’après 35 à 45 
minutes sur des électromètres dépourvus de toute 
charge préalable. 
Au contraire, avec notre nouveau dispositif, en 
employant un potentiel de charge préalable de 1500 volts 
environ, on observait une charge due au Soleil, égale à 
100 volts dans un temps beaucoup plus rapide, variant 
suivant les circonstances entre 15 et 20 secondes seu- 
lement. 
Nous avons pu effectuer avec le même dispositif 
quelques observations en dehors de notre poste habi- 
tuel. Tout le matériel d’observation, électromètre, 
cylindre, lunette, électroscope, chronomètre, appareil 
de charge, était emballé dans la caisse. On fermait 
celle-ci avec son couvercle et une double bretelle per- 
mettait d’effectuer facilement le transport de ce petit 
colis peu fragile, jusqu’au nouveau lieu d’observation. 
Nous avons constaté qu’il était nécessaire d’exposer 
l’appareil ouvert en plein soleil pendant une dizaine de 
minutes avant de s’en servir, afin d’en dessécher 
complètement tous les organes et d’assurer ainsi son 
isolement parfait, qu’il convenait, du reste, de vérifier 
avant chaque série d’observations. Dans ce but, nous 
nous assurions que la feuille d’almninium ne subissait 
