VARIÉTÉS 
559 
mobiles autour de l’axe A, et interchangeables. Des pièces en zinc 
numérotées, de différentes grandeurs angulaires, préalablement 
déterminées, se placent sur l’axe A, et s’appuient d’autre part sur 
l’arc gradué; on amène le vernier au contact. 
Palmer, etc. — Rien de particulier à signaler ici; nous 
faisions mesurer des épaisseurs de tils de cuivre, maillechort, 
etc. Tous ces échantillons étalonnés portaient une petile 
étiquette (fig. 4), et étaient conservés dans des boites portant le 
numéro de l’appareil. Nous en usions de même dans tous les cas 
analogues. 
Sphéromètre. — A’ous faisions mesurer des épaisseurs de 
plaques métalliques, de plaques de verre, etc. Pour la détermi- 
nation des rayons de courbure, nous utilisions de grands verres 
de montre, dont on peut à volonté faire mesurer la convexité ou 
la concavité. Nous y employions aussi de petites sphères en 
ivoire. 
Machine à diviser. — L’exercice consistait h mesurer deux 
longueurs étalonnées d’avance, et à les diviser ensuite en un certain 
nombre de parties, les unes plus grandes et les autres plus petites 
qu’un millimètre. Les mises an point de départ et la surveillance 
du travail se faisaient à la loupe. 
Calhélomètre . — On réalisait avec cet appareil divers exercices. 
Tout d’abord la mesure de la distance de points figurés chacun 
par le croisement de deux traits tracés au tire-ligne sur une 
même verticale, au milieu d’une bande de bristol fin. Ces 
bristols étaient attachés à un solide montant en bois que l’on 
fixait, tà l’aide d’une vis, à la tablette en marbre du pied isolé 
supportant le cathétomètre lui-même (fig. 5); de cette façon, le 
tout est solidaire et l’on peut se déplacer dans le laboratoire, 
autour de l’appareil, sans déranger les opérateurs. 
On déterminait aussi une densité de liquide par le procédé de 
la superposition des liquides dans des vases communicants. A 
cet effet, dans un long tube en U de section suffisante, on versait 
du mercure très propre, dont on supposait la densité connue, et 
dans l’une des branches on ajoutait une grande colonne du 
liquide dont on voulait déterminer la densité : essence de téré- 
benthine, mélange d’eau et d’alcool, etc. Une petite lampe à 
incandescence permettait d’éclairer convenablement les surfaces 
terminales des liquides. 
