VA IU ETES 
561 
deux tubulures latérales; le godet étant incliné, on parvenait 
par de légers chocs du doigt sur l’appareil à faire tomber, vers 
la lin de la pesée, les petits plombs un à un, dans la capsule en 
corne qui servait à recevoir la lare. On complétait celle-ci à 
l’aide de petits morceaux de papier d’étain que l’on coupait à la 
grandeur voulue. L’opération terminée, on retournait la capsule 
en corne au-dessus de l’entonnoir du godet. 
Il était interdit de remettre les poids marqués directement 
dans la boite. Toujours, à l’aide de la pince spéciale, on rangeait 
les poids, par ordre de grandeur, sur le devant du châssis de la 
balance; on notait leurs valeurs, une cà une, on y ajoutait, le cas 
échéant, celle du cavalier, puis, en remettant les poids en place, 
dans la boite, on vérifiait une seconde fois leurs valeurs. 
Niveau à bulle d’air. — 11 était recommandé d’opérer sur le 
bord du plateau de l’appareil de réglage et, par surcroît de pré- 
cautions, on repérait la position du niveau par un trait au crayon 
encadrant le patin; de cette façon, après le retournement, le 
niveau pouvait être remis à la même place. 
La valeur du pas de la vis de l’appareil, et la longueur du 
plateau, d’axe en axe, qu’il faut connaître pour déterminer la 
grandeur angulaire d’une division du niveau, étaient déterminées 
au préalable par des mesures au cathétomètre. 
Détermination de la densité d’un solide par le procédé de la 
balance hydrostatique. — N’ayant pas un assez grand nombre de 
balances hydrostatiques à notre disposition, nous employions les 
balances Beckers ordinaires, sensibles au milligramme, en 
recourant au procédé bien connu du petit banc. Le corps soumis 
à l’expérience était tixé par un mince til de cuivre au crochet de 
l’un des plateaux. On opérait par double pesée tant pour la déter- 
mination du poids du corps que pour celle de la poussée, et on 
faisait les corrections de température. 
Densité d’un solide, méthode du flacon. — Le flacon, rempli 
d’eau jusqu’au repère, et le corps, débité en fragments déposés 
dans un verre de montre, étaient tarés sur l’un des plateaux de la 
balance; on remplaçait ensuite le corps par des poids cotés. On 
enlevait ces poids, on introduisait le corps dans le flacon et l’on 
déterminait le volume d’eau déplacé. 
Pour le remplissage du flacon, on versait de l’eau jusqu’au 
haut du col, puis on adaptait le bouchon à longue tubulure et 
III e SÉIUE. T. XI. 36 
