566 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
d’eau. Le couvercle est formé de deux parties : l’une tixe, l’autre 
mobile et plus petite qui se pose simplement sur le rebord circu- 
laire de la partie tixe. Deux ouvertures donnent passage l’une 
au thermomètre T, l’autre au tlacon. Le bouchon Best coupé 
en deux suivant sa longueur; un petit canal creusé suivant son 
axe reçoit le col du flacon. Les pesées, au cours de cet exercice, 
doivent être faites avec une grande exactitude. 
Hygromètre d’Alluard. — L’instrument était fixé sur un sup- 
port de Gauss. Un tube en caoutchouc, long de 3 à 4 mètres, était 
raccordé au tuyau d’insufflation ou à celui d’aspiration, et 
aboutissait à un second support sur lequel étaient disposés côte 
à côte une lunette et le soufflet ou l’aspirateur. 
Le champ de la lunette était assez grand pour permettre d’ob- 
server à la lois et le thermomètre au 1/5 de degré, plongeant dans 
l’éther, et la surface polie de l’appareil. On pouvait donc ne 
mettre qu’un seul élève à l’appareil. 
Pour faciliter la lecture du thermomètre, il est bon de le 
munir d’un petit écran blanc placé derrière la graduation ; en 
réglant son orientation, on parvient à éclairer convenablement 
la colonne de mercure. 
Psychromètre. — L’exercice consistait dans la recherche de la 
constante de l’instrument placé à un endroit déterminé. On 
remplace avantageusement la mousseline qui entoure le thermo- 
mètre humide, par un morceau de toile qui assure davantage le 
contact de l’eau avec le thermomètre. L’expérience nous a mon- 
tré qu’il arrive souvent, avec la mousseline, que tout le réservoir 
thermométrique n’est pas humide : les mailles du tissu étant trop 
écartées les unes des autres, les effets de capillarité ne sont pas 
assez actifs pour compenser l’évaporation ; le tissu parait mouillé, 
en réalité il ne l’est, pas. 
Densité des gaz. — On employait l’appareil de Bunsen, basé sur 
le principe de l’écoulement des fluides à travers une ouverture 
capillaire. On opérait, en général, avec l’air et le gaz d’éclairage. 
Pour la détermination des durées d’écoulement, il convient 
d’exiger au minimum trois mesures à fort peu près concor- 
dantes. 
En vue d’opérer dans des conditions identiques de pression, 
chaque tube en verre de l’appareil de Bunsen était garni d’une 
mince bandelette circulaire en papier qui, à chaque opération, 
assurait un même affleurement dans le mercure. 
