REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
313 
Le second scintillomètre de M. Montigny se compose d'un simple 
prisme réfringent placé au devant de l’objectif d’une lunette. « Si l’on 
dispose un prisme réfringent ordinaire de manière à projeter dans la di- 
rection d’une lunette le spectre d'une étoile scintillante qu’il produit, ce 
spectre notablement amplifié accuse d’une manière irréfragable les mo- 
difications que subissent les ra vous de l’étoile, séparés les uns des autres 
par le prisme (1). » 
Il est bien évident en effet, que le prisme ne pourra étaler que les 
rayons qu’il reçoit. Si donc les variations dans le rayonnement incident 
en font disparaître — par interférence ou par réflexion totale — tels et 
et tels rayons donnés, ces rayons devront manquer dans le spectre auquel 
le prisme donnera naissance. 
C’est à l’aide de ce deuxième scintillomètre que M. Montigny a fait 
de très intéressantes recherches sur la scintillation de Sirius, que les 
Arabes appellent l’étoile aux mille couleurs. 
Le troisième scintillomètre de M. Montigny, celui auquel il s’est arrêté 
définitivement dans ses longues recherches, se compose d’une lunette 
astronomique de 77 millimètres d'ouverture, supportant un grossisse- 
ment de 85. Entre l’objectif et l'oculaire est montée une lame de verre à 
faces parallèles de 47 millimètres de diamètre et de 6,4 millimètres 
d'épaisseur ; elle est inclinée de 170 environ sur l’axe optique de la lu- 
nette. L’effet naturel de l’interposition de cette lame est aisé à prévoir. 
Dans toute lunette astronomique, le foyer des rayons lumineux se forme 
sur une droite qui passe à la fois par le centre de l’astre, le centre opti- 
que de l’objectif et le centre de l’œilleton, et c’est cette droite que l’on 
appelle l’axe optique de la lunette. L’interposition de cette lame déplace 
le foyer et l’écarte de l’axe optique d’une longueur qu’il est aisé de cal- 
culer. Supposons maintenant qu’un mécanisme d'horlogerie fasse tour- 
ner cette lame à faces parallèles, en la maintenant toujours inclinée d’un 
même angle sur l’axe, le foyer décrira autour de l’axe une circonférence, 
dont le rayon sera précisément l’écart que lui fait subir la réfraction de 
la lame interposée. 
C’est ce que réalise l’appareil de M. Montigny. L’axe de rotation, de 
la lame est parallèle à l’axe optique de la lunette ; un fd élastique sans 
fin le met en rapport avec le mécanisme d'horlogerie, un pignon le relie 
à un compteur à aiguilles qui marquera sa vitesse de rotation. 
Un frein qui commande le moteur permet de régler cette rotation et 
de lui donner une valeur telle qu elle détermine exactement la produc- 
tion sur la rétine d'un cercle lumineux continu. Si sa vitesse était moin- 
dre, l’avantage du scintillomètre serait nul, car deux impressions succes- 
(1) Montigny, Mémoire, p. 14. 
