ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ЗА 1906 Г. 
13 
давленія вѣтра на пластинку въ 400 кв. сантиметровъ, устанавливаемую Флюгеромъ но 
направленію, перпендикулярному къ направленію вѣтра. Приборъ этотъ построенъ на совер- 
шенно новыхъ основаніяхъ по системѣ самого Рорданца, давленіе вѣтра на пластинку 
передается системою рычаговъ на вѣсы; наклоненіе коромысла приводитъ въ движеніе 
стрѣлку, перо которой помощью особаго приспособленія движется не по дугѣ, а почти но 
прямой линіи. Осуществленіемъ этого прибора дается возможность дополнить наши наблю- 
денія надъ скоростью вѣтра записями давленія. 
На томъ же принципѣ построенъ Флюгеръ съ указателемъ давленія вѣтра для обык- 
новенныхъ наблюденій безъ самопишущаго прибора. 
Оба прибора установлены для изслѣдованія на бащиѣ Николаевской Главной Физиче- 
ской Обсерваторіи. Послѣ окончанія подробныхъ изслѣдованій этихъ приборовъ предпола- 
гается ввести наблюденія надъ давленіемъ вѣтра въ число нормальныхъ. 
Изготовлено для станцій 20 новыхъ волосныхъ гигрометровъ. 
Выполнена капитальная работа по ремонту нашей большой электрической динамо- 
машины, работавшей 18 лѣтъ; сдѣланъ къ ней новый коллекторъ. 
По случаю большого ремонта въ отдѣленіи Ежедневнаго Бюллетеня и перестройки 
холодиаго помѣщенія въ отдѣленіи наблюденій и повѣрки инструментовъ было вновь устроено 
электрическое освѣщеніе въ занимаемыхъ ими помѣщеніяхъ. 
Для экспедиціи гг. Смирнова и Коростелева въ Туркестанъ, снаряженной для 
наблюденія во время солнечнаго затменія, изготовлены 2 новыхъ подсвѣчника для электри- 
ческихъ собирателей «Экстра», исправлены и сдѣланы новыя приспособленія къ метеоро- 
логическимъ приборамъ. 
Сдѣланъ новый штампъ для перьевъ къ самопишущимъ приборамъ и изготовлено 
150 такихъ перьевъ; мы не вынуждены теперь выписывать такія перья изъ-за границы, 
что обходилось очень дорого. 
У нашего термографа Фуса разъѣденный осадками отъ дыма вентиляторъ замѣненъ 
новымъ. У малаго омброграФа устроенъ рычагъ съ перомъ для записи постоянной линіи. 
Къ анемографу Фрейберга- Ришара придѣлана новая пружина для отмѣтки каждой тысячи 
контактовъ. 
Исправленъ воздушный насосъ къ прибору для провѣрки анероидовъ. Исправленъ 
приборъ для повѣрки термометровъ при самыхъ низкихъ температурахъ. 
Окончена установка и жюстировка двухъ лимниграфовъ въ перестроенномъ колодцѣ. 
Изготовленный въ мастерской большой индукціонный инклинаторъ разобранъ, упако- 
ванъ и перевезенъ въ Павловскъ; тамъ онъ, при содѣйствіи механика Доморощева, 
собранъ и поставленъ на назначенное мѣсто въ абсолютномъ павильонѣ Константиновской 
Обсерваторіи. 
Передѣланъ для болѣе значительныхъ колебаній уровня воды лимниграфъ со станціи 
«Аральское море». Исправленъ метеорографъ Марвина для станціи «Нижній Ольчедаевъ» 
въ имѣніи графа Моркова. 
