ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ЗА 1906 Г. 
87 
Ежечасно же дѣлались наблюденія надъ температурою песка, на разныхъ глуби- 
нахъ, съ 1 іюня до ВО сентября. 
Наши самопишущіе метеорологическіе ириборы — анемографъ, барографъ, термографъ 
и гигрографъ — дѣйствовали столь же успѣшно, какъ и въ прежніе годы. Самопишущій 
дождемѣръ Гельмана былъ въ дѣйствіи съ 1 мая до 30 сентября. 
Магнитографъ работалъ правильно и безъ перерывовъ въ теченіе всего года, не 
требуя никакихъ исправленій или жюстировокъ. Только по отношенію къ обработкѣ 
Фотографическихъ лентъ было допущено небольшое измѣненіе, а именно: по совѣту 
М. А. Рыкачева, начиная съ мая, эти ленты, по проявленіи записей, болѣе не наклады- 
вались въ смоченномъ видѣ на стеклянныя пластинки, какъ то дѣлалось раньше для того, 
чтобы онѣ становились гладкими и глянцовитыми. Имѣвшееся же при этомъ ожиданіе, что 
бумажныя ленты съ тѣхъ поръ станутъ болѣе постоянными, т.-е. что ихъ ширина будетъ 
меньше мѣняться отъ ихъ обработки при проявленіи записей, къ сожалѣнію, не оправда- 
лось: разстояніе между двумя нормальными линіями нашихъ записей мѣнялось въ тѣхъ же 
предѣлахъ, какъ и въ прошломъ году, а именно: у однонитнаго прибора на 0,8 мм. и у 
двунитнаго прибора на 0,6 мм. Самыя величины этихъ крайнихъ разстояній нормальныхъ 
линій были у однонитнаго прибора 1 50,7 мм. и 149,9 мм. и у двунитнаго прибора 149,6 мм. 
и 149,0 мм. Среднее отклоненіе отдѣльныхъ величинъ разстоянія отъ ихъ средней вели- 
чины было у однонитнаго прибора ±0,19 мм., а у двунитнаго прибора ±0,1 4 мм. Для 
этихъ измѣреній, впрочемъ, пользовались не всѣми имѣвшимися лентами, а только тѣми 
17 лентами, которыя находились въ магнитографѣ въ тѣ дни, когда дѣлались абсолютныя 
наблюденія земного магнетизма. 
Вслѣдствіе этой измѣнчивости Фотографической бумаги, мы, попрежнему, дали пред- 
почтеніе непосредственнымъ отсчетамъ по магнитометрамъ, у которыхъ нормальныя поло- 
женія оказались болѣе постоянными, чѣмъ у магнитографа. И когда приходилось пользо- 
ваться также и записями магнитографа, то выводимыя по нимъ величины магнетизма осно- 
вывали не на нормальныхъ положеніяхъ, выведенныхъ по абсолютнымъ наблюденіямъ, а 
по сличенію съ нѣкоторыми отсчетами магнитометровъ. 
Въ виду всеобщаго интереса, проявляемаго, особенно въ послѣдніе годы, къ изученію 
магнитныхъ возмущеній, у насъ сняли копіи съ 18 магнитограммъ съ наиболѣе сильными 
возмущеніями отчетнаго 1906 года для разсылки ихъ другимъ обсерваторіямъ. Число 
этихъ копій, однако, было небольшое, лишь 20, такъ какъ гектографъ, ^которымъ изъ 
экономіи пользовались для ихъ напечатанія, не давалъ большаго числа годныхъ экзем- 
пляровъ. 
Запусканіе змѣевъ. Въ отчетномъ году удалось, наконецъ, приступить къ запусканію 
змѣевъ для изученія болѣе высокихъ слоевъ атмосферы. Нужные для того приборы были 
изготовлены въ мастерской В. В. Кузнецова въ Павловскѣ и присланы намъ въ началѣ 
іюля мѣсяца. Съ среднихъ чиселъ того же мѣсяца начались подъемы метеорографа, ко- 
торые были удачны въ іюлѣ два раза и въ августѣ четыре раза. Въ началѣ же сентября 
