ОТЧЕТЪ НО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОВСЕГВАТОГ1И ЗА 1906 Г. 
89 
Сейсмографъ. Вышеупомянутый домикъ для сейсмографа устроенъ слѣдующимъ обра- 
зомъ: для помѣщенія ирибора служитъ комната длиною и шириною въ 4,3 метра. Съ трехъ 
сторонъ опа окружена коридоромъ, имѣющимъ ширину въ 0,8 метра, а съ четвертой сто- 
роны находится передняя шириною въ 3,4 метра. Здѣсь помѣщаются печь для отопленія 
зданія и комнатка, служащая для храненія разныхъ припасовъ и для копченія бумаги, 
накладываемой на сейсмографъ. 
Такъ какъ почва, состоящая изъ змѣевика, въ поверхностномъ слоѣ довольно сильно 
провѣтрилась и растрескалась, то въ томъ мѣстѣ, гдѣ должны были быть установлены 
приборы, вырыли яму глубиною въ 0,6 или 0,7 метра. Затѣмъ сровняли дно ямы бетономъ 
и установили иа послѣднемъ столбы. Тѣ два столба, па которыхъ помѣщены горизонтальные 
маятники, высѣчеиы изъ цѣльнаго гранита. Ихъ длина 1,6 метра, а поперечный разрѣзъ 
40 х 40 см. На эти столбы наложили мраморныя плиты, имѣющія поверхность въ 
70 х 80 см. и толщину въ 10 см. Столбы же, на которыхъ помѣщены пишущія части 
сейсмографа, сложены въ нижней ихъ части изъ булыжника, а въ верхней части изъ кир- 
пича. Полъ, конечно, изолированъ отъ столбовъ. 
Сейсмографъ, присланный Центральною Сейсмическою Комиссіею, по предложенію и 
при содѣйствіи которой устроена наша станція, устроенъ по типу Цельнера. 
Одинъ изъ маятниковъ установленъ у насъ по направленію съ запада па востокъ, а 
другой съ сѣвера на югъ. По окончательной ихъ установкѣ, найдено, при помощи уровня, 
что измѣненію ординатъ записи на 1 мм. соотвѣтствуетъ наклоненіе иочвы па слѣдующія 
величины: 
у маятника "\Ѵ — Е на 0", 092 
» » N — 8 » 0 ,074. 
Время качанія маятниковъ опредѣлили какъ при записи прибора, такъ и безъ нея, 
отодвинувъ пишущій штифтикъ, который, скользя но бумагѣ, задерживаетъ движеніе 
маятниковъ. Результатъ получился слѣдующій: 
N 
\ 
Время 
качанія. 
Безъ записи. 
При записи. 
Маятникъ \Ѵ 
— Е 
27°8 
28°3 
» N 
— 8 
29,1 
29,3. 
Здѣсь временемъ одного качанія считалось время отъ одного прохожденія маятника 
чрезъ среднее его положеніе до слѣдующаго прохожденія. Замѣтимъ еще, что треніе пишу- 
щаго штифтика о бумагу настолько задерживаетъ движеніе маятниковъ, что они при 
небольшихъ отклоненіяхъ, не превышающихъ 10 — 15 мм., не сразу возвращаются до 
средняго ихъ положенія. 
Сейсмографъ окончательно былъ установленъ 7 октября и работалъ съ тѣхъ поръ 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 12 
