ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ЗА 1906 Г. 
99 
Тифлисская Обсерваторія. 
Директоръ Тифлисской Физической Обсерваторіи, С. В. Гласе къ, доставилъ мнѣ 
слѣдующій отчетъ за 1906 годъ, для представленія его Императорской Академіи Наукъ. 
Въ отчетномъ году удалось, наконецъ, пополнить два важныхъ пробѣла въ дѣйствую- 
щихъ у пасъ метеорологическихъ самопишущихъ приборахъ пріобрѣтеніемъ новаго ане- 
мографа и термогигрографа. Дѣйствующій донынѣ анемографъ Рорданца былъ единствен- 
нымъ приборомъ этого рода, такъ что въ случаяхъ неисправнаго его дѣйствія, бывшихъ 
довольно часто, приходилось устраивать непосредственныя ежечасныя наблюденія или же 
прибѣгать къ сомнптельной интерполяціи. Еще въ августѣ 1904 года, былъ мною заказанъ 
у механика Рорданца новый анемографъ видоизмѣненнаго типа, въ которомъ предполага- 
лось устранить нѣкоторые недостатки, обнаруженные въ нашемъ старомъ приборѣ. Хотя и 
не всѣ проектированныя измѣненія были выполнены, по все-таки приборъ обнаружилъ 
настолько хорошія качества, что съ 1-го марта рѣшено было обрабатывать направленіе и 
скорость вѣтра по его записямъ 1 ); старый анемографъ служитъ теперь резервнымъ при- 
боромъ. 
Регистрація температуры и относительной влажности воздуха производится въ Тиф- 
лисской Обсерваторіи помощью термографа и гигрографа Ришара большого типа съ суточ- 
нымъ ходомъ. Эти приборы установлены въ сѣверной пристройкѣ, снабжены каждый осо- 
бымъ перомъ, отмѣчающимъ ежечасно время по контактпымъ часамъ Гаслера, и служатъ 
взамѣнъ долголѣтнихъ ежечасныхъ наблюденій надъ температурою и влажпостью воздуха, 
производившихся въ той же сѣверной пристройкѣ въ теченіе сорока лѣтъ. Разницы въ пока- 
заніяхъ температуры въ сѣверной пристройкѣ и въ нормальной, вентилируемой будкѣ 
Вильда, особенно въ безвѣтренные дни, достигаютъ довольно крупныхъ величпиъ. вслѣд- 
ствіе чего явилась надобность въ пріобрѣтеніи новаго термографа съ вентиляціей при 
безукоризненной установкѣ, для опредѣленія тѣхъ погрѣшностей въ суточномъ и годовомъ 
ходѣ упомянутыхъ элементовъ, которыя зависѣли отъ устарѣвшей установки въ сѣвер- 
1) Новый анемографъ снабженъ гирями вмѣсто пру- ляхъ изъ нейзильберной проволоки, дѣйствіе прибора 
жинъ для отталкиванія якорей отъ электромагнитовъ; 
съ тѣхъ поръ, какъ гири были подвѣшены на спира- 
настолько улучшилось, что 
безъ всякихъ перерывовъ. 
регистрація происходитъ 
13 
