100 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
ной прпстройкѣ. Главнымъ препятствіемъ для пріобрѣтенія подобнаго инструмента явля- 
лось, кромѣ недостатка средствъ, отсутствіе электрическаго тока. Съ присоединеніемъ, однако, 
зданій Обсерваторія къ городской (частной) электрической сѣти это главное препятствіе 
было устранено, и можно было подумать о пріобрѣтеніи и выборѣ недлежащаго инстру- 
мента. Я остановился на типѣ проФ. Гергезеля, созданномъ имъ для изслѣдованій верхнихъ 
слоевъ атмосферы помощью шаровъ -зондовъ, какъ на приборѣ особенной чувствитель- 
ности. Приборъ былъ заказанъ у механика Боша въ Страсбургѣ, причемъ пришлось его 
нѣсколько видоизмѣнить въ соотвѣтствіи съ его новымъ станціоннымъ назначеніемъ. Соот- 
вѣтственныя указанія былп мною даны механику Бошу. Къ сожалѣнію, послѣдній позволилъ 
себѣ безъ спроса одно нововведеніе, оказавшееся согласно нашимъ опытамъ, которые еще 
не закончены, не совсѣмъ цѣлесообразнымъ: онъ монтировалъ вентиляціонную двойную 
(Ассмановскую) трубу не вертикально, какъ вообще практикуется въ подобныхъ приборахъ, 
а горизонтально, подвергая тѣмъ самымъ находящійся внутри трубы металлическій термо- 
метръ всѣмъ воздѣйствіямъ вѣтра (у насъ X и ХХТѴ особенной силы), какъ заносу пыли, 
а въ особенности дождевыхъ капель н снѣжинокъ; тому же самому способствуетъ п венти- 
ляція прибора прп горизонтальномъ положеніи трубы. Насколько это обстоятельство отра- 
жается на показаніяхъ прибора, опредѣлить иока трудно, такъ какъ опыты еще не закон- 
чены. ТермопігрограФъ снабженъ термометромъ атташе н особымъ перомъ для отмѣтокъ 
времени. Термографъ обнаружилъ чувствительность дѣйствительно необычайную: внезапное 
искусственное пониженіе температуры въ 10 н болѣе градусовъ отмѣчается имъ почти 
моментально (онъ пишетъ вертикальную линію 1 ). Отсутствіе вентиляціи пли временный ея 
перерывъ, конечно, совершенно искажаютъ запись, и. такъ какъ подобные случаи благодаря 
небрежности центральной электрической станціи, къ сожалѣнію, довольно многочисленны, то 
пришлось устроить, но монмъ указаніямъ, особое приспособленіе для опредѣленія того вре- 
мени, въ течепіе котораго вентиляція отсутствовала. Этотъ приборъ, изготовленный механи- 
комъ Вейсомъ, включенъ въ цѣпь вентиляціоннаго тока и устроенъ такъ, что съ прекраще- 
ніемъ послѣдняго прекращаются также мѣтки времени пера, происходящія черезъ каждыя 
10 минутъ. Для провѣрки записей ведутся отсчеты по термометру атташе н по психрометру 
Ассмапа, который устанавливается передъ самой вентиляціонной трубой и отсчитывается 
помощью приспособленія, предложеннаго барономъ Бассусомъ для воздушныхъ полетовъ. Оно 
1) Дальнѣйшая регистрація термографа обнару- 
жила столь быстрыя н частыя колебанія температуры 
воздуха (до одного градуса иногда и болѣе въ теченіе 
минуты), — о которыхъ, насколько мнѣ извѣстно, нигдѣ 
до сихъ поръ не упоминалось, что кривая принимала, 
на первый взглядъ, особенно въ полуденные часы, 
утолщенный видъ; только тщательный осмотръ кри- 
вой и непосредственное наблюденіе за приборомъ удо- 
стовѣряли, что утолщеніе кривой есть слѣдствіе без- 
прерывныхъ колебаній температуры. Несмотря на су- 
точный ходъ барабана н длину 1 часа въ 15 мм., | 
' пришлось, для надлежащаго отдѣленія одиночныхъ ко- 
лебаній, удвоить скорость вращенія барабана, такъ что 
бумага мѣняется теперь два раза въ сутки, и завести 
особо тонко пишущія перья. Оказалось — что этп коле- 
банія въ большинствѣ случаевъ соотвѣтствуютъ по 
своему знаку тѣмъ безпрерывнымъ измѣненіямъ влаж- 
ности, которыя отмѣчаетъ съ такой быстротой гигро- 
графъ. Провѣрка записей термографа помощью пси- 
хрометра Ассмана очень затруднительна -послѣдній не 
поспѣваетъ. 
