ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ЗА 1900 Г. 
123 
часовъ, работы ТепФера, при нихъ. У насъ уже давно чувствовался недостатокъ въ часахъ 
со сколько-нибудь правильнымъ ходомъ и надежными контактами для отмѣтокъ времени на 
сейсмограммахъ тяжелыхъ маятниковъ. Съ полученіемъ часовъ ТеііФера недостатокъ этотъ 
устраненъ. 
Такъ же точно значительно улучшились и стали получаться безъ обычныхъ ранѣе пере- 
рывов!. отмѣтки времени на сейсмограммахъ нашихъ наиболѣе чувствительныхъ маятни- 
ковъ Репсольда послѣ установки новыхъ приспособленіи для отмѣтокъ времени взамѣнъ 
старыхъ. Существенной здѣсь была установка новыхъ, болѣе сильныхъ электромагнитовъ 
и видоизмѣненное скрѣпленіе съ якоремъ ихъ стерженька, песущаго на себѣ задвижку свѣ- 
товой щели у лампы. Эта небольшая передѣлка, сдѣланная нашимъ механикомъ, значительно 
улучшила дѣло, и со временп установки новыхъ контактныхъ приспособленій мы имѣемъ 
настолько падежные и безъ пропусковъ контакты, что получилась возможность пользоваться 
для записи обѣихъ составляющихъ въ приборахъ Репсольда одною только лампою вмѣсто 
2-хъ прежнихъ. Благодаря этому, значительно сократился расходъ спирта и время ухода 
за приборомъ. 
Далѣе, небольшимъ нововведеніемъ послужило приспособленіе для сравненія часовъ 
Лебнера, находящихся въ подземельѣ, съ остальными часами Обсерваторіи, находящимися 
въ другомъ зданіи. Благодаря том}', что въ часахъ Лебнера ровно въ 0 секундъ каждую 
минуту падаетъ небольшой рычажокч., поднимаемый особой улиткой, есть возможность нри 
помощи обыкновеннаго телефона съ микрофономъ слышать этотъ звукъ въ другомъ помѣ- 
щеніи и такимъ образомъ сравнивать часы Лебнера съ остальными часами безъ переноски 
каждый разъ въ другое помѣщеніе хронометра. Приведеніемъ въ полный порядокъ запу- 
щеннаго у насъ нѣсколько барографа Вильда-Гаслера съ наполненіемъ компенсаціоннаго 
отъ температуры приспособленія надлежащимъ количествомъ ртути и спирта, чего у насъ 
ранѣе сдѣлано не было, улучшилась возможность вполнѣ надежнаго пользованія этимъ 
приборомъ, что было важно для насъ въ виду принятаго рѣшенія съ начала 1907 года 
отмѣнить ежечасныя непосредственныя наблюденія и перейти къ пользованію самопи- 
шущими приборами. Послѣднимъ шагомъ въ усовершенствованіи нашихъ приборовъ для 
необходимаго пополненія комплекта самопишущихъ была передѣлка или, лучше сказать, 
построеніе новаго анемографа нашимъ механикомъ. Онъ воспользовался для построенія 
этого прибора частями различныхъ уже дѣйствовавшихъ у насъ ранѣе приборовъ. За осно- 
ваніе взятъ былъ электрическій Флюгеръ со счетчикомъ числа оборотовъ Робинзоновскихъ 
вертушекъ работы Фрейберга, употреблявшійся у насъ ранѣе для отсчетовъ въ комнатѣ 
при помощи счетчика и извѣстной доски-нумератора. Запись обоихъ элементовъ внутри 
дѣлается на обыкновенномъ Рпшаровскомъ барабанѣ чернилами, при чемъ число оборотовъ 
вертушекъ отмѣчается не вертикальными черточками (которыя приходились бы слишкомъ 
часто одна къ другой при быстромъ вращеніи крестовинъ), какъ это принято, а постепен- 
нымъ подъемомъ пера на опредѣленную высоту для извѣстнаго числа оборотовъ и затѣмъ 
паденіемъ его до нуля. Все это движеніе выполняется простою улиткой, насаженной на ось 
іо* 
