8 
Ы. РЫКАЧЕВЪ. 
черезъ которыя воздухъ притекаетъ и отверстій между двумя воронками, изъ которыхъ 
онъ выгопяется, воздухъ движется въ сплошной закрытой системѣ трубокъ; только въ 
одномъ мѣстѣ можетъ еще проникать воздухъ, а именно въ узкой щели между нижнимъ 
краемъ ^ нижней воронки и верхнемъ краемъ трубы д. Но опытъ показалъ, что черезъ 
это отверстіе воздухъ можетъ проникать лишь въ ничтожномъ количествѣ, такъ что всю 
массу воздуха, выгоняемую вентиляторомъ, можно считать, пополняетъ воздухъ, втяги- 
ваемый черезъ отверстіе трубокъ с и Ъ. 
Часовой механизмъ приводится въ движеніе пружиною. Быстрота, съ какою термо- 
метры принимаютъ истинную температуру воздуха, зависитъ отъ скорости движенія воз- 
духа вокругъ резервуара термометра. Скорость эта можетъ быть разсчитана по размѣрамъ 
вентилятора, скорости его движенія и по размѣрамъ сѣченій трубъ въ разныхъ частяхъ и 
въ трубѣ, окружающій резервуаръ термометра. Этотъ разсчетъ былъ провѣренъ и опы- 
томъ, который даетъ непосредственно количество воздуха, протекаемаго по трубамъ при- 
бора въ 1 секунду. Въ психрометрѣ Асмана № 181, выписанномъ нами отъ Фуса изъ 
Берлина, по изслѣдованію Асмана, оказались слѣдующіе размѣры резервуаровъ и другія 
данныя, важныя для сужденія о правильномъ построеніи прибора. 
Поперечное сѣченіе воздушнаго пространства, окружающаго оба резервуара термо- 
метра въ итогѣ = 422.5 квадратнымъ миллиметрамъ. Вентиляторъ дѣйствуетъ послѣ 
каждаго завода 11 минутъ; онъ совершаетъ 289 оборотовъ въ секунду, причемъ разви- 
вается среднимъ числомъ скорость воздушнаго потока вдоль резервуаровъ термометра 
2,82 м. въ секунду безъ употребленія щита отъ вѣтра. 
При сильномъ дѣйствіи солнечныхъ лучей изъ 1 1 минутъ дѣйствія механизма при- 
годны для наблюденій лишь 8. 
Установка психрометра Асмана. Такъ какъ въ испытуемыхъ способахъ установокъ 
термометровъ, послѣдніе находятся на различныхъ высотахъ, и разности въ показаніяхъ 
зависѣли не только отъ способа защиты термометра, но и отъ высоты, то я счелъ за 
лучшее расположить такъ наблюденія, чтобы имѣть возможность изслѣдовать отдѣльно, 
какая часть разности зависитъ собственно отъ защиты, и какая отъ принятой высоты 
установки. Для этой цѣли термометръ Асмана наблюдался на высотѣ русской установки, 
когда дѣлался отсчетъ въ русской будкѣ и на высотѣ Французской и апглійской будокъ, 
когда отсчитывались термометры этихъ установокъ. Для достиженія этого, психрометръ 
Асмана подвѣшивался на концѣ деревяннаго вращающагося въ вертикальной плоскости 
рычага, какъ показано на чертежѣ 2, и подымался передъ отсчетомъ на требуемую 
Длина резервуара 
Діаметръ (средній) 
Термометры 
№ 797 № 798 
(сухой) (смоченный) 
12 мм. 14 мм. 
3.9 мм. 4.2 мм. 
