10 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
Здѣсь мы напомнимъ вкратцѣ ея принципъ. Термометръ долженъ быть на открытомъ 
воздухѣ, но защищенъ отъ непосредственнаго дѣйствія солнечныхъ лучей, отъ дождя и 
снѣга и по возможности отъ вліянія всѣхъ окружающихъ предметовъ, а также отъ излу- 
ченія теплоты въ небесное пространство; въ то же время вокругъ термометра долженъ сво- 
бодно циркулировать воздухъ. 
Для достиженія этой цѣли, а также для наблюденій надъ влажностью и для отмѣтокъ 
минимальныхъ температуръ служатъ термометры, сухой и смоченный, волосной гигрометръ 
и минимумъ термометръ, прикрѣпленные помощью желѣзныхъ брусковъ с и й (чертежъ 5) 
къ желѣзному стержню аЬ цинковой клѣтки, изображенной на чертежѣ б въ вертикальномъ 
и на чертежѣ 7 въ горизонтальномъ сѣченіи; термометры въ ней, какъ видно, окружены 
щитами внутренняго и наружнаго цилиндровъ съ коническими крышками вверху; оба ци- 
линдра могутъ вращаться около стержня а&, къ которому помощью перекладинъ прикрѣп- 
лены термометры. Внутренній цилиндръ имѣетъ элиптическую Форму; когда термометры 
установлены, этотъ цилиндръ поворачивается и закрѣпляется такъ, чтобы большая ось 
элипса была параллельна перекладинамъ, при этомъ щиты цилиндра въ Формѣ сегментовъ 
заслонятъ термометры съ востока и запада, тогда какъ сѣверная и южная стороны этого 
цилиндра вырѣзаны. Наружный цилиндръ, въ промежутки между наблюденіями, ставится 
такъ, что щиты его съ сѣвера и юга закрываютъ открытыя части внутренней клѣтки. 
Коническія крышки цилиндровъ имѣютъ соотвѣтственно такіе же щиты; такъ что въ опи- 
санномъ положеніи обоихъ цилиндровъ ни сверху, ни сбоку нѣтъ ни одной точки, откуда бы 
можно было видѣть термометры. Снизу, вмѣсто дна наружнаго цилиндра, вставленъ венти- 
ляторъ, который своими наклонными лопастями заслоняетъ термометръ отъ вліянія земли 
снизу. Дно внутренней клѣтки совершенно открыто. Передъ наблюденіемъ за 2 минуты 
вентиляторъ приводится въ движеніе, а въ моментъ наступленія срока, наружный цилиндръ 
поворачивается и черезъ отверстіе въ немъ быстро отсчитываются термометры, пока вен- 
тиляторъ находится еще въ дѣйствіи. Такимъ образомъ, за исключеніемъ моментовъ отсче- 
товъ, термометры заслонены со всѣхъ сторонъ отъ окружающихъ предметовъ цинковыми 
щитами, которые въ значительной степени отражаютъ темные тепловые лучи отъ окру- 
жающихъ предметовъ; въ то же время воздухъ имѣетъ свободный доступъ къ термомет- 
рамъ черезъ широкіе промежутки между щитами; вентиляція усиливаетъ притокъ наруж- 
наго воздуха. 
Для защиты клѣтки и термометровъ отъ непосредственнаго дѣйствія солнца, отъ 
дождя и снѣга, клѣтка установлена внутри деревянной будки. Будка эта въ томъ видѣ, 
какъ она устроена въ Павловскѣ и на другихъ русскихъ метеорологическихъ станціяхъ, 
изображена на чертежѣ 8 и на чертежѣ 2 съ сѣверной стороны, а на чертежѣ 9 съ 
восточной. 
Будка состоитъ изъ 4-хъ столбовъ, изъ которыхъ два повыше и два пониже; эти 
столбы наверху, въ т и т (черт. 9), и, на 1 метръ (3 ф.) ниже, въ I и V, связаны че- 
тырьмя прочными брусьями, врѣзанными въ столбы замками; на верхнихъ наклонныхъ 
