12 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
Сторона будки, противоположная этой стѣнѣ, остается между брусьями ѵгі т и XX со- 
вершенно открытою; остальныя двѣ стороны будки, между брусьями тт и 11 заби- 
раются досками, которыя вставляются въ видѣ жалузи, одна надъ другою, наклонно въ 
гнѣзда (изображенныя пунктирными линіями п п, на чертежѣ 8). Доски должны быть такъ 
вставлены, чтобы нижній край верхней доски опускался немного ниже верхняго края слѣ- 
дующей снизу доски, какъ показано на чертежѣ. 
Оба нижніе бруса IV по срединѣ, въ г (черт. 9), связаны поперечнымъ прочнымъ 
брусомъ; на .этомъ послѣднемъ, посрединѣ установлена цинковая клѣтки О (черт. 8), же- 
лѣзная ось которой ввинчивается здѣсь вертикально въ брусъ. Для того, чтобы придать 
еще большую прочность установкѣ, въ задней стѣнѣ укрѣплена деревянная подпорка 5 5, 
которая обхватываетъ верхній конецъ желѣзной оси клѣтки. Цинковая клѣтка установлена 
такъ, чтобы линія, проведенная отъ одного термометра къ другому, была параллельна по- 
перечному брусу г г (черт. 8) и чтобы шкалы термометровъ были обращены къ сплошной 
(южной) стѣнѣ деревянной будки. 
Четыре столба будки врыты въ землю до глубины около 1 метра (3 ф.), причемъ 
они такъ расположены, чтобы четыре стороны будки соотвѣтствовали въ точности четы- 
ремъ странамъ свѣта К, Е, 8, "ѴѴ и притомъ такъ, чтобы открытая сторона будки была 
обращена къ сѣверу. 
Для производства наблюденій по термометрамъ устроена лѣстница, какъ показано на 
рисункѣ 2 (въ лѣвой будкѣ). Отсчетъ по термометрамъ дѣлается съ южной стороны; когда 
наблюдатель открываетъ клѣтку, термометры хорошо освѣщены сзади дневнымъ свѣтомъ 
съ открытой, сѣверной стороны будки; ночью же термометры освѣщаются электрическою 
лампочкою. 
Будка выкрашена бѣлою масляною краскою. 
Высота шариковъ термометровъ, установленныхъ въ этой будкѣ, =3.2 метра надъ 
поверхностью земли, которая оставалась въ естественномъ видѣ, т. е. была покрыта тра- 
вою лѣтомъ и снѣжнымъ покровомъ зимою. Такая высота термометровъ избрана для рус- 
скихъ станцій, вслѣдствіе того, что въ самомъ низкомъ слоѣ воздуха, непосредственно при- 
легающемъ къ земной поверхности, температура слишкомъ быстро мѣняется съ высотою, 
а также принимая во вниманіе, что въ Россіи, въ большей части станцій, въ зимніе мѣсяцы 
снѣжный покровъ ложится болѣе или менѣе толстыми слоями и даже незначительныя пере- 
мѣны толщины этого слоя слишкомъ сильно вліяли бы на показаніе термометровъ, низко 
установленныхъ. 
Французская защита. Принятая на Французскихъ станціяхъ защита термометровъ 
строится по образцу, предложенному Сенъ-Клеръ-Девилемъ п Рену. Она описана въ при- 
ложеніи къ протоколамъ Международной Метеорологической Конференціи, собиравшейся 
въ Парижѣ въ 1896 г. Оттуда мы и заимствуемъ ея описаніе. «Защита (чертежи 10 и 11) 
состоитъ изъ двойной крыши, составленной изъ деревянныхъ досокъ, покрытыхъ цинко- 
вымъ листомъ. Эта двойная крыша (чертежи 10 и 11) утверждена на четырехъ столбахъ, 
