70 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
Французская защита (безъ деревьевъ). 
На основаніи данной въ приложеніи таблицы 1 приводимъ слѣдующія среднія еже- 
мѣсячныя разности между показаніями термометра Асмана и термометромъ подъ Француз- 
скою защитою. 
Таблица 14. 
Асманъ — Французская защита. 
Мѣсяцы. 
“ 
- Г 
1398. 
1899. 
1898 и 
1899. 
7 ч. 
1 ч. 
9 ч. 
Среди. 
7 ч. 
1 ч. 
9 ч. Среди. 
7 ч. 
1 ч. 
9 ч. 
Среди. 
0 
О 
О 
о 
о 
о 
0 
О 
О 
О 
о 
0 
Январь. . . . 
0,14 
-0.16 
0,12 
0.03 
—0,04 
-0.32 
-0.02 
-0,13 
0.05 
—0.24 
0,05 
— 0.05 
Февраль . . . 
0,04 
—0.85 
0,10 
-0,24 
0,04 
— 0,63 
0.04 
-0,18 
0,04 
—0,74 
0,07 
-0,21 
Мартъ .... 
-0,18 
-1.44 
0,03 
— 0,53 
0,07 
— 1,22 
0.27 
- 0,29 
—0,06 
—1,33 
0,15 
—0.41 
Апрѣль. . . . 
-0.21 
—0.62 
0,16 
—0,22 
—0,09 
— 0,57 
0,19 
— 0,16 
—0.15 
-0,60 
0,18 
-0,19 
Май 
-0,39 
—0,51 
0.29 
-0,20 
—0,13 
-0,37 
0,29 
—0,07 
— 0,26 
—0,44 
0,29 
-0.14 
Іюнь 
—0.49 
-0.82 
0.13 
— 0,39 
—0,18 
-0,35 
0,14 
—0,13 
—0,33 
—0.58 
0,13 
—0,26 
Іюль 
—0,43 
-0.80 
0,13 
—0,37 
—0,43 
-0,76 
0,31 
—0,29 
—0,43 
—0,78 
0,22 
—0.33 
Августъ . . . 
—0.19 
-0,69 
0.24 
—0,21 
—0,13 
—0,42 
0,24 
—0.10 
—0,16 
—0,55 
0.24 
—0,16 
Сентябрь . . . 
—0,01 
—0.46 
0.12 
-0.12 
0,03 
—0.30 
0.22 
-0,02 
0.01 
-0,38 
0,17 
—0,07 
Октябрь . . . 
0,02 
-0,69 
0,08 
-0,20 
0,17 
—0.16 
0,17 
0,06 
0,09 
—0.42 
0,12 
—0.07 
Ноябрь .... 
0,00 
— 0,12 
0.03 
—0.03 
0.12 
—0.05 
0,13 
0,07 
0.06 
—0,09 
0,08 
0,02 
Декабрь . . . 
—0,01 
—0.13 
-0,04 
—0,06 
—0,01 
—0,12 
-0,01 
— 0,05 
-0,01 
—0,12 
—0,02 
-0,05 
Годъ. . . . 
-0,14 
-0,61 
0,12 
—0,20 
— 0,05 
—0.44 
0,16 
-0,11 
—0,10 
-0,52 
0,14 
—0,16 
Изъ этой таблицы (14) видно, что отклоненія показаній термометра подъ Французскою 
защитою отъ температуры, опредѣляемой психрометромъ Асмана, имѣютъ такой же харак- 
теръ, какъ и отклоненія русской будки, съ тою разницею, что для Французской будки откло- 
ненія получились гораздо значительнѣе. Отклоненія особенно велики въ 1 часъ дня. Фран- 
цузская защита въ этотъ срокъ даетъ показанія въ среднемъ годовомъ выводѣ на У 2 С выше 
показаній Асмана; въ лѣтніе мѣсяцы разность доходитъ до 0?8, а въ мартѣ даже до 1?3, 
т. е. разность вдвое болѣе, чѣмъ для русской будки. 
Мы выше уже выяснили, что русская нормальная будка въ 1 ч. дня даетъ слишкомъ 
высокія температуры (за исключеніемъ дней съ дождемъ), а такъ какъ показанія Француз- 
ской будки въ этотъ срокъ еще значительно выше, то очевидно, что Французская будка 
въ 1 ч. даетъ слишкомъ высокія температуры, конечно, подъ вліяніемъ сильнаго нагрѣванія 
самой защиты. Интересно, что упомянутыя уклоненія Французской защиты почти тоже- 
ственны съ отклоненіями, полученными въ русской будкѣ до вентиляціи, несмотря на открытое 
положеніе термометровъ подъ Французскою защитою. Считаемъ долгомъ напомнить, что всѣ 
наши выводы здѣсь относятся къ наблюденіямъ Французской защиты безъ прикрытія ея 
тѣнью деревьевъ. 
