84 М. РЫКАЧЕВЪ. 
по Формулѣ Шарунга, взамѣнъ пользованія международными психрометрическими таблицами, 
увеличиваетъ положительную разность. 
Разсмотримъ подробнѣе условія, прп которыхъ произошли самыя большія положи- 
тельныя разности въ абсолютной влажности. 
Мая 13 разность достигла и- 1,3 мм.; температура и влажность въ этотъ день по 
обоимъ психрометрамъ были: 
Психрометръ Асмана. 
Французская защита. 
сух. 
смоч. 
абс. влажн. 
отн. влажн. 
сух. 
СМОЧ. 
абс. влажн. отн. влажн 
Г 
0 м 
ю 
-• о 
О 
із;з 
7,6 ММ. 
41% 
1 
2 
21,4 
14,0 
8,2 » 
43 » 
21°8 
13°9 
7,0 ММ. 36% 
1 
4 
21,8 
14,0 
8,0 » 
41 » 
Вѣтеръ былъ 88Е 0 , облачность 10 — -сухой термометръ подъ Французскою защитою, 
вслѣдствіе нагрѣванія крыши, показывалъ въ 1 ч. 2 мин. на 0°4 выше термометра Асмана, 
но смоченный стоялъ даже ниже Асмановскаго; по ходу обоихъ термометровъ является 
подозрѣніе, не обсыхалъ-ли смоченный термометръ Асмана, пли не ослабѣвала-ли вентиля- 
ція, такъ какъ и сухой его термометръ быстро повышался; волосной гигрометръ показы- 
валъ влажность между данными обоихъ психрометровъ. Надо полагать, разногласіе зави- 
ситъ отчасти отъ слишкомъ высокаго показанія сухого термометра Французской защиты, 
отчасти отъ слишкомъ высокаго показанія смоченнаго термометра Асмана. 
Іюня 22, того-же года, большая разность объясняется быстрою перемѣною влажности; 
психрометръ Асмана при сравненіи съ нашею нормальною будкою въ 1 ч. Ом. далъ 5,7 мм., 
а 2 минуты спустя, при сравненіи съ Французскою защитою, 4,3 мм.; перемѣна достигала 
1,4 мм., относительная влажность въ этотъ же промежуток ь также понизилась па 8%. 
Волосной гигрометръ показалъ близко къ Французской защитѣ, но его показанія не играютъ 
роли при столь быстрыхъ перемѣнахъ, такъ какъ отсчетъ былъ сдѣланъ лишь во время 
наблюденій, произведенныхъ въ нормальной будкѣ, за 2 минуты до отсчета но психрометру 
йодъ Французской защитой. Самопишущіе приборы показали въ это время рѣзкія перемѣны 
въ ходѣ температуры и влажности; около 1 часа произошла также быстрая смѣна вѣтра; 
всѣ эти обстоятельства объясняютъ, что даже 2 совершенно одинаково установленные при- 
бора и недалеко отстоящіе одинъ отъ другого могли дать прп послѣдовательныхъ отсчетахъ 
нѣсколько разнорѣчивыя данныя. 
Августа 1 6, показаніе сухого термометра во Французской будкѣ на г /° выше сухого 
въ психрометрѣ Асмана, между тѣмъ какъ смоченный во Французской будкѣ оказался на 
0°3 ниже смоченнаго термометра Асмана. Сомнѣваться въ показаніяхъ послѣдняго, судя но 
предшествующимъ и по послѣдующимъ наблюденіямъ, нѣтъ основанія; между тѣмъ, нѣтъ 
причинъ, которыя могли бы объяснить, почему защита можетъ способствовать чрезмѣрному 
пониженію смоченнаго термометра. Остается невыясненнымъ, который изъ приборовъ, въ 
данномъ случаѣ, давалъ болѣе вѣрныя показанія. Разногласію, безъ сомнѣнія, способство- 
