СРАВНЕНІЯ ПСИХРОМЕТРА АСМА1ІА СЪ РУССК. БУДКОЮ, СЪ ФРАНЦ. СТАНКОМЪ П СЪ АПГЛ. КЛѢТКОЮ. 85 
вали быстрыя перемѣны температуры, отмѣченныя термографомъ. Должно замѣтить, что 
разница въ показаніяхъ двухъ приборовъ почти удвоилась вслѣдствіе того, что показанія 
психрометра Асмана вычислялись по Формулѣ Шпрунга. 
30 іюня 1899 г. Условія почти такія-же; при высокой температурѣ и сухости воздуха, 
происходили небольшія колебанія температуры; смоченный термометръ Французской защиты 
показывалъ на 0^1 пиже смоченнаго термометра въ психрометрѣ Асмана; сухой былъ выше 
на 0°4. Разница въ абсолютной влажности получилась бы лишь 0,4 мм., если бы вычисле- 
нія велись по одной и той-же Формулѣ; но она увеличилась до 1,4 мм., когда показанія 
психрометра Асмана были вычислены по Формулѣ Шпрунга. Волоспой гигрометръ показы- 
валъ влажность между показаніями обоихъ психрометровъ. 
3 іюля. Сухой термометръ Французской защиты показывалъ на 0°9, а смоченный на 
0°1 выше психрометра Асмана. Имѣется основаніе предполагать, что смоченный термо- 
метръ Асмана показывалъ слишкомъ высокую температуру, такъ какъ за 2 минуты передъ 
тѣмъ, почти при одинаковой температурѣ воздуха, смоченный шарикъ Асмана показывалъ 
па цѣлый градусъ ниже. И въ этомъ случаѣ результатъ, полученный по Формулѣ Шпрунга, 
увеличилъ втрое разность, какая получилась бы при вычисленіи показаній обоихъ психро- 
метровъ по одной и той-же Формулѣ. Волосной гигрометръ лучше согласовался съ Француз- 
скимъ психрометромъ. 
8 августа. Разность = 1,3 мм. Сухой термометръ Французской будки и смоченный пси- 
хрометръ Асмана дали, невидимому, слишкомъ высокую температуру; разность значительно 
увеличилась вслѣдствіе вычисленія показаній психрометра Асмана но Формулѣ Шпрунга. 
Въ этотъ день, дѣйствительно, дулъ довольно сильный вѣтеръ, который вентилировалъ 
французскій психрометръ; слѣдовательно, къ обоимъ психрометрамъ слѣдовало бы примѣ- 
нить одну и ту же Формулу; тогда разность получилась бы лишь 0,7 мм. 
Въ относительной влажности разности въ Ю°/ 0 и болѣе наблюдались въ теплое время 
года (съ апрѣля до сентября) въ слѣдующихъ случаяхъ : 
18 апрѣля 1898 г. разность въ -+- 11% произошла вслѣдствіе обычнаго явленія боль- 
шаго повышенія сухого, чѣмъ смоченнаго термометра въ Французской будкѣ сравнительно 
съ психрометромъ Асмана. Гигрометръ оказался ближе къ послѣднему; поэтому слѣдуетъ 
признать показанія Асмана надежнѣе; необходимо, однако, замѣтить, что въ послѣднемъ 
смоченный термометръ въ теченіе 2-хъ минутъ измѣнилъ свое показаніе отъ — 0°1 до 
-+- 0?4; такой переходъ черезъ 0° дѣлаетъ показанія Асмана также не очень надежными; 
итакъ, наибольшую разность въ 11% за теплый сезонъ 1898 года слѣдуетъ приписать со- 
вокупности неблагопріятныхъ обстоятельствъ, вліявшихъ на оба прибора. 
Причина большой разности въ -+- 13% 1 апрѣля 1899 г. та-же, что и въ предше- 
ствующемъ случаѣ; волосной гигрометръ, однакоже, хорошо согласуется съ показаніями 
Французской будки. Показаніе смоченнаго термометра опять было близко къ 0°. 
4 аирѣля, въ противуположность обычнымъ условіямъ, термометръ Асмана показы- 
валъ на 0^6 выше термометра въ Французской будкѣ; смоченный термометръ показывалъ 
