106 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
въ остальные мѣсяцы и сроки она значительно меньше. Слѣдуетъ еще обратить вниманіе на 
то обстоятельство, что разности между результатами, полученными по тому же психрометру 
Асмана, но вычисленными по разнымъ двумъ Формуламъ, значительно превышаютъ раз- 
ности между данными обоихъ психрометровъ, такъ что, сравнивая результаты психрометра 
въ англійской клѣткѣ съ результатами по психрометру Асмана, вычисленными по Формулѣ 
Реньо, разности получаются преимущественно отрицательныя, тогда какъ, примѣняя къ 
психрометру Асмана Формулу Шпрунга, разности получились положительныя. При такихъ 
условіяхъ и принимая во вниманіе, что при вѣтрѣ, въ особенности при сильномъ, психро- 
метръ въ клѣткѣ вентилируется такъ же, какъ и психрометръ Асмана, а слѣдовательно къ 
обоимъ правильно было бы примѣнять одну и ту же Формулу, едва-ли можно рекомендовать 
принимать опредѣленныя поправки къ показаніямъ психрометра въ клѣткѣ для приведенія 
къ аспираціонному психрометр}'. Если же это все же потребуется, необходимо разныя по- 
правки принимать, смотря по тому, по какой Формулѣ велись вычисленія. 
Итакъ, разница во влажности получается незначительная и при томъ отрицательная, 
если наблюденія по психрометру Асмана вычисляются по Формулѣ Реньо, и положительная, 
если эти наблюденія вычисляются по Формулѣ Шпрунга; признавая, что послѣдняя Формула 
въ данномъ случаѣ даетъ болѣе вѣрные результаты, оказывается, что англійская клѣтка 
даетъ лѣтомъ въ 1 ч. дня слишкомъ малую влажность абсолютную въ предѣлахъ отъ 0,1 до 
0,3 мм., относительную отъ 1 до 3°/ 0 ; въ остальные сроки и мѣсяцы разность получается 
еще меньше. 
Въ слѣдующей таблицѣ мы даемъ за каждый мѣсяцъ каждаго года предѣльныя вели- 
чины и амилитуды колебаній абсолютной и относительной влажности, получаемыя въ англій- 
ской клѣткѣ и по аспираціонному термометру, а также и соотвѣтственныя разности (табл. 38 
см. стр. 107). 
Разности въ предѣльныхъ величинахъ получились вообще незначительныя и не систе- 
матическія. — Въ среднемъ годовомъ выводѣ онѣ почти = 0. Только лѣтомъ минимумъ от- 
носительной влажности, въ оба года, получился въ англійской будкѣ нѣсколько ниже, чѣмъ 
по Асману. 
Наконецъ, разсмотримъ еще случаи наибольшихъ разностей между величинами влаж- 
ности, полученными по тому и по другому психрометру (табл. 39 см. стр. 108). 
Для сужденій о причинѣ разногласія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ мы, подобно тому, 
какъ это дѣлали и относительно другихъ защитъ, принимали во вниманіе ходъ показаній 
психрометра Асмана во время всѣхъ четырехъ сравненій, а также показанія психрометра 
и гигрометра въ русской будкѣ до и послѣ вентиляціи; наконецъ, принимали во вниманіе 
облачность, вѣтеръ и примѣчанія о гидрометеорахъ и другихъ явленіяхъ, отмѣченныхъ въ дан- 
ный срокъ наблюденій. Наконецъ, провѣряли по книжкамъ заиисп отсчетовъ и обращали 
вниманіе на отмѣтки относительно исправности смоченнаго термометра. 
Изъ такого всесторонняго разсмотрѣнія отдѣльныхъ случаевъ отклоненій видно, что 
причины ихъ объясняются недостатками вентиляціи клѣтки, особенно при отсутствіи вѣтра, 
