СРАВНЕНІЯ ПСИХРОМЕТРА АСМАНА СЪ РУССК. БУДКОЮ, СЪ ФРАНЦ. СТАНКОМЪ И СЪ АНГЛ. КЛѢТКОЮ. 109 
Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что за немногими исключеніями наибольшая раз- 
ность между англійскою клѣткою п психрометромъ Асмаііа утромъ и вечеромъ не достигаетъ 
до 1 мм. въ абсолютной влажности и 10% въ относительной, причемъ утромъ въ абсолютной 
влажности зимою разность получилась ничтожною; лѣтомъ она немного возрастаетъ и чаще 
бываетъ положительною, т. е. аспираціонный термометръ даетъ болѣе высокую влажность. 
Въ вечерніе часы ходъ обратный, разность лѣтомъ получается отрицательною, т. е. влаж- 
ность по Асману получается менѣе, чѣмъ по психрометру въ англійской клѣткѣ. Отстава- 
ніемъ одного прибора отъ другого эту разность, повидимому, нельзя объяснить; скорѣе она 
зависитъ отъ того, что въ клѣткѣ сухой термометръ большею частью даетъ болѣе высокія 
показанія, чѣмъ аспираціонный термометръ. 
Записи термографа Фуса съ вентиляторомъ, показанія максимальныхъ и минимальныхъ 
термометровъ въ русской будкѣ, подъ французскою защитою и въ англійской клѣткѣ. 
Прежде, чѣмъ перейти къ наблюденіямъ, произведеннымъ въ другихъ обсерваторіяхъ, 
разсмотримъ, каково вліяніе установки на показанія максимальныхъ и минимальныхъ термо- 
метровъ. Термометры Асмана не приспособлены для этой цѣли; но у насъ имѣется термо- 
графъ Фуса, снабженный вентиляторомъ, который при надлежащемъ контролѣ даетъ на- 
дежныя максимальныя и минимальныя температуры. 
Нашъ термографъ обрабатывается на основаніи показаній термометра при немъ; въ 
срочные часы 7 ч. утра, 1 ч. дня и 9 ч. вечера принимаются показанія по этому термо- 
метру, а для промежуточныхъ часовъ отсчеты по записи исправляются поправками, выве- 
денными изъ сравненія отсчетовъ по записи съ отсчетами по термометру въ срочные часы. 
Такимъ образомъ, всѣ записи термографа приводились къ показаніямъ термометра при немъ; 
показанія же этого термометра, какъ можно видѣть изъ ежегодно публикуемыхъ въ Лѣто- 
писяхъ данныхъ, очень мало отличаются отъ показаній термометра въ нашей нормальной 
будкѣ послѣ вентиляціи. Сравненія наблюденій въ этой будкѣ съ термометромъ Асмана даны 
выше и показываютъ небольшія разности между обоими инструментами; тѣмъ не менѣе, я 
считаю полезнымъ вывести результатъ непосредственнаго сравненія термометра Асмана съ 
термометромъ термографа Фуса. 
Мы имѣемъ такія сравненія за 8 лѣтъ, съ 1898 до 1905 г. За этотъ періодъ, въ 
среднемъ выводѣ, получились слѣдующія разности между ежемѣсячными средними по пси- 
хрометру Асмана (А) и по термометру термографа (Т) (табл. 40 см. на стр. ПО). 
Данныя, послужившія основаніемъ для этого вывода, выбраны изъ Лѣтописей и при- 
ведены нами во II приложеніи (таблица А). 
Изъ таблицы 40 видно, что разности между показаніями термометра Асмана и термо- 
графа Фуса вообще очень невелики и находятся почти въ предѣлахъ ошибокъ наблюденій; 
болѣе значительны отрицательныя разности въ 1 ч. дня съ Февраля по августъ; но все же 
онѣ почти вдвое меньше разностей между Асманомъ и термометромъ послѣ вентиляціи въ 
