112 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
какъ эти выводы основаны на восьмилѣтнихъ и десятилѣтнихъ наблюденіяхъ, тогда какъ при- 
веденія наблюденій, произведенныхъ въ часъ дня въ русской будкѣ до вентиляціи, выведены 
лишь изъ двухлѣтнихъ наблюденій. Обращаемъ вниманіе на замѣчательное согласіе между 
поправками, полученными для ежемѣсячныхъ среднихъ максимальныхъ величинъ и для 
ежемѣсячныхъ абсолютныхъ максимальныхъ величинъ, несмотря на то, что первыя вы- 
ведены изъ числа наблюденій въ 30 разъ большаго, чѣмъ число наблюденій абсолютныхъ 
наибольшихъ величинъ за каждый мѣсяцъ. 
Минимальная температура наступаетъ обыкновенно ночью, между 9 ч. вечера и 7 ч. 
утра, въ часы довольно удаленные отъ этихъ обоихъ сроковъ, а потому мы не считаемъ воз- 
можнымъ разности, найденныя для этихъ сроковъ, примѣнять къ получаемому но записямъ 
минимуму температуры. Замѣтимъ лишь, что изъ всѣхъ сравнительныхъ наблюденій вообще, 
какъ выше, такъ и ниже приведенныхъ, видно, что въ часы, когда солнце находится подъ 
горизонтомъ, показанія термометровъ при всѣхъ установкахъ получались значительно болѣе 
близкими къ показаніямъ термометра Асмана, чѣмъ въ другіе часы; затѣмъ, несомнѣнно, 
термометръ вентилируемый даетъ болѣе вѣрныя показанія, чѣмъ невентилируемый, а по- 
тому мы должны признать, во первыхъ, что показанія минимальныхъ термометровъ въ раз- 
ныхъ установкахъ надежнѣе показаній максимальныхъ термометровъ (независимо отъ со- 
вершенства конструкціи), и во вторыхъ, что показанія вентилируемаго термографа должны 
быть надежнѣе показаній минимумъ-термометра въ клѣткѣ. 
Въ слѣдующей таблицѣ мы даемъ среднія разности между показаніями термографа 
Фуса (Т) и минимальнаго термометра въ клѣткѣ (Л/), въ среднемъ выводѣ за 10 лѣтъ: 
Таблица 42. 
Мѣсяцы. 
Среднія. 
Абсолютныя. 
О 
О 
Январь 
- 0,1 
0,1 
Февраль 
- 0,1 
0,0 
Мартъ 
- 0,2 
0,2 
Апрѣль 
- 0,2 
0,3 
Май 
— 0,3 
0,1 
Іюнь 
- 0,4 
0,1 
Іюль . . ..... 
- 0,4 
0,0 
Августъ 
- 0,4 
0,0 
Сентябрь 
— 0,3 
0,1 
Октябрь 
- 0,1 
0,2 
Ноябрь 
0,0 
0,1 
Декабрь. .... 
0,0 
0,2 
Подробныя данныя, послужившія для этого средняго вывода, помѣщены во II прило- 
женіи (таблица С). 
Итакъ, въ зимніе мѣсяцы разность между показаніями термографа и минимальнаго тер- 
мометра ничтожна; лѣтомъ невентплпруемый минимальный термометръ не достигаетъ столь 
