116 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
Таблица 45. 
Поправки для приведенія показаній максимальныхъ термометровъ къ показаніямъ термометра Асмана. 
Мѣсяцы. 
Русская 
будка. 
Французская 
защита. 
Англійская 
клѣтка. 
1898—1899 гг. 
О 
О 
О 
Январь 
- 0,7 
- 0,4 
- 0,3 
Февраль .... 
- 
— 0,9 
- 0,5 
Мартъ 
- 1,6 
- і,з 
— 0,6 
Апрѣль 
- 1,2 
— 0,9 
— 0,3 
Май 
- 1,2 
— 1,2 
— 0,4 
Іюнь 
- і,з 
— 1,1 
— 0,3 
Іюль 
- 1,6 
— 1,3 
- 0,4 
Августъ .... 
- 1,1 
- 1,1 
— 0,3 
Сентябрь .... 
— 0,8 
- 0,7 
— 0,2 
Октябрь .... 
- 0,9 
- 0,7 
- 0,3 
Ноябрь 
— 0,6 
- 0,1 
- 0,1 
Декабрь .... 
— 0,6 
- 0,4 
- 0,3 
Изъ этой таблицы видно, что поправки, найденныя для русской будки изъ двухлѣтнихъ 
наблюденій , оказались значительно больше полученныхъ въ выводѣ за ] О лѣтъ, помѣ- 
щенныхъ въ таблицѣ 41: разность во всѣ мѣсяцы равна около 0°3. Какова причина та- 
кой разности — трудно объяснить; во всякомъ случаѣ, разъ что имѣется выводъ за 10 лѣтъ, 
приходится ему отдать предпочтеніе. Слѣдовательно, для русской будки надо принимать по- 
правки, данныя въ таблицѣ 41, для Французской и англійской установокъ, пока не имѣется 
болѣе длиннаго ряда наблюденій, приходится довольствоваться двухлѣтнимъ выводомъ. 
Къ показаніямъ максимальнаго термометра подъ Французскою защитою требуется 
поправка съ Февраля по августъ отъ — 0°9 до — 1°3, а въ остальные мѣсяцы отъ — 0°1 
до — 0°7. Въ англійской клѣткѣ показанія максимальнаго термометра для приведенія 
къ Асману также должны быть исправлены отрицательными поправками во всѣ мѣсяцы; но 
поправки эти значительно меньше, чѣмъ въ русской и Французской установкѣ; онѣ коле- 
блются отъ 0°1 до 0°6. 
Мы не имѣемъ данныхъ, по которымъ можно было бы приводить показанія минималь- 
ныхъ термометровъ къ показаніямъ аспираціоннаго термометра, и должны довольствоваться 
приведеніемъ ихъ къ наиболѣе надежнымъ, имѣющимся въ нашемъ распоряженіи, даннымъ, 
а именно къ записямъ вентилируемаго термографа Фуса; поправки для такихъ приведеній 
даны въ трехъ послѣднихъ столбцахъ среднихъ мѣсячныхъ выводовъ, полученныхъ въ итогѣ 
за 2 года, въ таблицѣ 44. Эти выводы показываютъ, что поправки, найденныя за 2 года, 
для русской будки почти совпадаютъ въ выводами, полученными за 10 лѣтъ. Въ среднемъ 
годовомъ выводѣ поправка получается — 0°2; наименьшая 0°0 или — 0°1, получается зи- 
мою, наибольшая — 0°4 лѣтомъ. — Въ установкахъ Французской и англійской поправки 
также невелики, но положительныя, въ среднемъ годовомъ выводѣ =0°2; наименьшія раз- 
