144 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
Что касается до отдѣльныхъ случаевъ большихъ разностей между показаніями англій- 
ской клѣтки и термометромъ Асмана, то онѣ оказались больше разностей, полученныхъ при 
сравненіяхъ русской будки съ термометромъ Асмана; самая большая разность достигла 
2°6, но при исключительно неблагопріятныхъ условіяхъ; затѣмъ за оба года, за исключе- 
ніемъ другихъ двухъ случаевъ, онѣ все же были менѣе 2°; большія разности получались 
преимущественно въ 1 ч. дня при ясномъ небѣ. Вліяніе облачности сказалось болѣе, чѣмъ 
въ русской будкѣ, и это обстоятельство надо принимать во вниманіе. Такъ какъ, съ другой 
стороны, въ нѣкоторые мѣсяцы среднія разности между англійскою клѣткою и термометромъ 
Асмана оказались въ разсмотрѣнные 2 года менѣе разности между русскою будкою и Асма- 
номъ, то можно признать англійскую клѣтку почти столь же удовлетворительной, какъ и 
русскую. Разность во влажности между англійскою клѣткою и психрометромъ Асмана ока- 
залась такою же малою, какъ разности между русскою будкою и Асманомъ. Только лѣтомъ 
въ клѣткѣ, какъ и въ русской будкѣ, средняя мѣсячная влажность получается въ предѣлахъ 
отъ 0,2 до 0,3 мм. п отъ 2% до 3°/ 0 меньше, чѣмъ по Асману. 
Сравнивая показанія максимальныхъ и минимальныхъ термометровъ съ показаніями 
постоянно вентилируемаго термографа, оказавшагося въ наилучшемъ согласіи съ психро- 
метромъ Асмана, мы нашли, что минимальные термометры во всѣхъ установкахъ даютъ 
удовлетворительные результаты; что же касается до максимальныхъ термометровъ, то они 
даютъ слишкомъ высокія показанія, въ особенности въ русской будкѣ и подъ Французскою 
защитою. Въ русской будкѣ даже въ среднемъ выводѣ за годъ разность достигала въ 1898 
и 1899 гг. цѣлаго градуса; въ среднемъ выводѣ за 10 лѣтъ она получилась за годъ 
— 0°8, а за мартъ — 1°3; на эту величину наши максимумъ-термометры даютъ слишкомъ 
высокія показанія. Это объясняется тѣмъ, что принятый у насъ способъ вентилировать 
клѣтку передъ каждымъ срочнымъ наблюденіемъ непримѣнимъ для безпрерывнаго вентили- 
рованія въ теченіе сутокъ для того, чтобы максимумъ-термометръ давалъ такія же надежныя 
показанія, какъ психрометръ послѣ вентиляціи клѣтки. 
Въ Французской будкѣ разность въ томъ же смыслѣ получилась въ среднемъ выводѣ за 
2 года — 0°8. 
Меньше всѣхъ, и притомъ почти постоянная во всѣ мѣсяцы, получилась разность между 
термографомъ и англійской клѣткою, а именно 0°3. Итакъ, по отношенію къ максимальнымъ 
термометрамъ несомнѣнное преимущество принадлежитъ англійской клѣткѣ. 
Заключеніе. На основаніи всѣхъ произведенныхъ изслѣдованій, мы должны признать 
въ большинствѣ случаевъ преимущество показаній психрометра Асмана, сравнительно съ 
наблюденіями въ русской будкѣ, а также подъ Французскою защитою и въ англійской клѣткѣ, 
въ особенности въ 1 ч. дня въ лѣтнее и весеннее время. 
Ограничиться, однако, наблюденіями только по психрометру Асмана безъ будокъ невоз- 
можно, такъ какъ этотъ психрометръ не приспособленъ къ регистраціи и, слѣдовательно, не 
даетъ максимальныхъ и минимальныхъ температуръ, которыя такъ просто и безъ затраты 
времени получаются въ будкахъ помощью максимальныхъ и минимальныхъ термометровъ. 
