82 
М. РЫКАЧКВЪ. 
то намъ казалось сомнительнымъ, чтобы при полномъ солнечномъ сіяніи этой вентиляціи 
было достаточно, чтобы охладить на столько сильно нагрѣтый отъ солнца приборъ, чтобы 
показанія его термометровъ соотвѣтствовали истинной температурѣ воздуха. 
Чтобы устранить эту возможную ошибку, мы установили на разстояніи 30 см. къ югу 
отъ прибора по обѣимъ высотамъ 1,2 м. и 3,8 м. надъ поверхностью земли двѣ двойныя 
ширмочки изъ картона въ деревянной рамкѣ въ 31 см. ширины и 80 см. высоты. 
Такія ширмочки, которыя защищали приборъ отъ прямого вліянія солнца только въ 
1 ч. и 2 ч. дня, какъ мы потомъ узнали, не были въ употребленіи на другихъ станціяхъ. 
Въ виду этого М. А. Рыкачевъ совѣтовалъ производить особыя сравненія затѣненнаго 
прибора съ другимъ не затѣненнымъ. 
Съ этой цѣлью былъ прикрѣпленъ рядомъ съ аспираціоннымъ психрометромъ № 186, 
затѣненнымъ ширмочкой, по которому производились все время наблюденія, на высотѣ 
1,2 м. въ 15 см. отъ него другой приборъ № 86, который ничѣмъ не защищался отъ 
солнца. 
Одновременныя наблюденія по обоимъ приборамъ при совершенно ясномъ небѣ дали 
слѣдующія показанія сухихъ термометровъ: 
Открытый . 
ѳ 
Затѣненный . 
• 
Разность . 
23 Сентября 1899 г. 
12 ’ 
44“ 
27°7 С. 
* 
со 
о ~ 
со 
см 
4°1 С. 
12 
45 
23,6 » 
22,2 
1,4 » 
12 
46 
21,4 » 
21,2 
0,2 » 
12 
47 
21,0 » 
21,0 
0,0 » 
12 
48 
20,6 » 
20,6 
0,0 » 
12 
49 
21,0 » 
21,0 
0,0 » 
23 Сентября 1899 г. 
1 
50 
25,6 » 
23,0 * 
2,6 » 
1 
51 
22,5 » 
21,9 
0,6 » 
1 
52 
21,2 » 
21,0 
0,2 » 
1 
53 
21,2 » 
21,2 
0,0 » 
1 
54 
21,6 » 
21,8 
— 0,2 » 
1 
55 
21,5 » 
21,6 
— 0,1 » 
1 
56 
22,1 » 
22,1 
0,0 № 
12 
6 
27,2 » 
23,4 * 
3,8 » 
12 
7 
23,2 » 
22,0 
1,2 » 
12 
8 
21,6 » 
21,6 
0,0 » 
12 
9 
21,5 » 
21,4 
0,1 » 
12 
10 
21,6 » 
21,6 
0,0 » 
12 
51 
27,1 » 
24,1 * 
3,0 » 
12 
52 
23,4 » 
22,7 
0,7 » 
