26 
Е. С. ФЕДОРОВЪ, НОВЫЕ ПРИБОРЫ длп 
даемся по вышеоппсанномз’. Еслп эти показанія отличаются оп, нуля, то пхъ нужно отни- 
мать при всѣхъ отсчптываніяхъ, что и составитъ поправку прибора. 
Въ приборѣ II типа основныя повѣрки тѣ же; по опѣ производятся проще^ благодаря 
тому, что около обѣихъ осей мы теперь можемъ повернуть на 180°. 
Провѣривъ горизонтальность неподвижной осп, мы убѣдимся въ перпендикулярности 
къ ней другой оси тѣмъ, что препаратъ, приведенный въ горизонтальное положеніе, б}’демъ 
вращать около этой осп; при этомъ плоскость препарата должна сохранять горизонталь- 
ность. 
При употребленіи приборовъ для пз.ліѣренія постоянно имѣется надобность опредѣлять 
въ препаратѣ направленіе неподвижной осп (почти всегда приходится даже приводить въ 
это положеніе какихъ-нибудь опредѣленную прямую въ кристаллѣ, напр. ребро, слѣдъ 
спайности и т. п.). Въ приборѣ II типа это достигается быстро и точно, приведя сначала 
избранную прямую приблизительно въ это положеніе, а затѣмъ, повернувъ препарать около 
осп ./на 180°, мы прямо отсчитываемъ двойное угловое наклоненіе взятой прямой отъ осп; 
половину этого угла мы легко исправляемъ вращеніемъ около другой оси, а другую — 
вращеніемъ столика микроскопа. 
Что касается н}'лей лимба, то въ приборѣ II типа іп’жно провѣрить, и въ случаѣ на- 
добности вывести поправку, только для вертикальнаго лимба; только въ немъ показаніе О 
должно соотвѣтствовать горизонтально.му положенію препарата. 
Въ .заключеніе объ универсальномъ столикѣ приходится сказать, что его можно при- 
мѣнить и вмѣсто универсальнаго гоніометра, еслп воспользоваться принципомъ, положен- 
нымъ въ основу гоніометра НігзсІтаЫ' а для кристалловъ съ неблестящими гранями. При 
этомъ примѣненіи, конечно, нельзя ожидать удовлетворительной точности. 
Однако, универсальный столикъ можно приспособить п для точныхъ пз.мѣреній очень 
маленькихъ кристалловъ съ блестящими плоскостями. Для измѣренія можно воспользоваться 
слѣдующимъ принципомъ. 
На самой внѣщней (п.тоской) поверхности объектива изображается небольщой черный 
сигналъ, а сбоку отъ какого-нибудь источника свѣта чрезъ отверстіе въ стѣнкѣ трубы 
отбрасывается внутрь трубы микроскопа яркій свѣтъ, для чего противъ источника свѣта 
вдоль осп трубы помѣщается стеклыщко подъ угломъ 45° къ осп трубы. 
Еслп теперь мы установимъ трубу для разсматриванія поверхности кристалла, то си- 
гнала вовсе не будемъ видѣть, такъ какъ отраженное отъ объектива изображеніе сигнала 
будетъ удалено отъ конца объектива на разстояніе ровно вдвое большее противъ того, 
какое необходимо для отчетливаго разсматриванія сигнала. Поэтому, если мы теперь при- 
близимъ трубу микроскопа къ поверхности кристалла ровно вдвое больше, и еслп притомъ 
одна изъ блестящихъ граней нормальна къ оси микроскопа, то мы дѣйствительно увидимъ 
сигналъ въ срединѣ поля зрѣнія и .можемъ его центръ привести въ совпаденіе съ центромъ 
креста нитей. 
Чтобы судить о чувствительности этого пріема, я сдѣлалъ приспособленіе къ новѣй- 
