24 
Е. С. ФЕДОРОВЪ, НОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ 
Особеннымъ Б незамѣнимымъ преимуществомъ столика I типа является возможность 
приспособить его къ наблюденіямъ препаратовъ, погруженныхъ въ преломляющія жид- 
кости. 
Другимъ важнымъ преимуществомъ этого столика служитъ еще то обстоятельство, 
что при небольшихъ отклоненіяхъ препарата отъ горизонтальнаго положенія вращенія 
около обѣихъ осей вызываетъ почти одинаковое измѣненіе въ положеніи препарата: вра- 
щеніе около неподвижной оси всегда отклоняетъ препаратъ въ извѣстномъ направленіи на 
полный отсчитываемый уголъ, а вращеніе около подвижной оси почти на полный уголъ, и 
притомъ на тѣмъ меньшій противъ отсчитываемаго, чѣмъ больше наклоненъ препаратъ. 
А такъ какъ въ большинствѣ случаевъ мы производимъ наблюденія при возможно маломъ 
его наклоненіи, то такимъ образомъ приборъ этотъ приводитъ къ скорѣйшей установкѣ 
препарата. 
Отсутствіе этихъ особыхъ преимуществъ составляетъ недостатки прибора II типа. 
Зато спеціальнылга преимуществами пос.тѣдняго являются: 
a) Большій просторъ при наблюденіяхъ '). 
b) Возможность давать препарату большій наклонъ. 
c) Большая простота его конструкціи и повѣрки, и, что составляетъ едвали не наи- 
болѣе существенное его преимущество. 
(1) Возможность подвергать препаратъ вращенію около произвольной прямой, парал- 
лельной плоскости препарата. 
Наконецъ, е) немаловажнымъ удобствомъ этого прибора является также возможность 
устанавливать нѣкоторое опредѣленное направленіе въ препаратѣ (напр. направленіе двой- 
никовой полоски), служащее исходнымъ пунктомъ при наблюденіи, на ноль. 
Впрочемъ, посредствомъ особыхъ приспособленій можно и въ приборѣ I типа достичь 
нѣкоторыхъ изъ перечисленныхъ условій. 
Для выполненія послѣдняго условія можно приспособить безконечный винтъ, посред- 
ствомъ котораго препаратъ, погруженный въ жидкость, можетъ вращаться въ своей 
плоскости. 
Для выполненія же самого существеннаго условія б) я поступаю еще такъ: 
Я употребляю микроскопическіе препараты особаго типа. Вмѣсто обыкновенныхъ 
продолговатыхъ предметовъ стеклышекъ я наклеиваю кристал.таческую пластинку на 
круглыя стеклышки (діаметръ = 20 шт), а сами стеклышки вставляю въ особую препа- 
ратную пластинку, изображенную въ натуральную величину на фиг. 12. 
Эта пластинка сдѣлана изъ эбонита и имѣетъ въ срединѣ круглый вырѣзъ для вставки 
препаратнаго стеклышка, а подъ нимъ круглое отверстіе для проходящаго свѣта. По краямъ 
1) Просторъ этотъ даетъ возможность иногда производить такія наблюденія, какихъ вовсе нельзя 
производить съ приборомъ I типа. Сюда относятся напр. наблюденія надъ дѣйствіемъ высокихъ давленій 
на кристаллическія пластинки. 
