ГЕОМЕТРИЧЕСКИХЪ И ОПТИЧЕСКИХЪ ИЗСЛѢДОВАНІИ КРИСТАЛЛОВЪ. 
23 
то И обѣ ОСИ ^ ъ М примутъ горизонтальное положеніе. Это въ то же время и главное по- 
ложеніе прибора, отъ котораго при различныхъ наблюденіяхъ мы можемъ съ равнымъ нра- 
вомъ уклоняться въ ту и другую сторону. 
Поэтому, приборы этого типа можно охарактеризовать какъ столики съ двумя гори- 
зонтальными осями вращенія. 
Столикъ II типа изображенъ на фиг. 1 1 . Онъ также состоитъ изъ основной пластинки 
А, накладываемой на обыкновенный 
столикъ микроскопа, неподвижно 
прикрѣпленнаго къ ней вертикаль- 
наго лимба и вращающейся около 
оси этого лимба части, несущей 
препаратъ. Но здѣсь часть эта со- 
стоитъ изъ двойнаго кольца: основ- 
ное ко.тьцо съ нанесенными дѣле- 
ніями неподвижно связано съ гори- 
зонтальною (неподвижною) осью 
а другое кольцо Е вращается вну- 
три перваго и несетъ ноніусъ и пру- 
жинные зажимы, прижимающіе (Фиг. 11). 
предметное стекло препарата. 
Самое вращеніе этого кольца производится при посредствѣ пуговки В и зубчатаго 
привода. 
Мы видимъ, чтокогда въ этомъ приборѣ препаратъ приводится въ горизонтальное положе- 
ніе, то неподвижная ось ^ горизонтальна^ а подвижная ось М имѣетъ вертикальное положеніе. 
Поэтому, столикъ этого типа можно также охарактеризовать какъ приборъ съ одною 
горизонтальною осью. 
Оба прибора построены по общему типу теодолитовъ и достигаютъ той цѣли, что въ 
нихъ каждое направленіе, не составляющее слишкомъ большого угла съ нормалью къ 
плоскости препарата, можетъ быть приведено въ вертикальное положеніе (совпадающее съ 
оптическою осью микроскопа). 
Отсчеты обоихъ лимбовъ точно и притомъ однозначно опредѣляютъ пространственное 
положеніе этой нормали, давая ея сферическія координаты (соотвѣтствующія широтѣ и 
долготѣ, какъ это объяснено при описаніи универсальнаго гоніометра). 
Отсюда, въ свою очередь, заключаемъ, что наблюдаемыя числа являются данными 
для простѣйшихъ вычисленій, въ какихъ можетъ явиться надобность при рѣшеніи различ- 
ныхъ вопросовъ и что въ обоихъ случаяхъ мы можемъ пользоваться тѣми простѣйшими 
Формулами, которыя выведены для универсальнаго гоніонетра. 
При всѣхъ этихъ общихъ и существенныхъ преимуществахъ обоихъ приборовъ каж- 
дый имѣетъ свои особенности, приносящія особыя преимущества и недостатки. 
