22 
Е. С. ФЕДОРОВЪ, НОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ 
Вращеніе около осп ,7 производится при помощи пуговки связанной съ зубчатыми 
колесами. Вращеніе стержня ВЕ производится отъ руки; закрѣпленіе же достигается 
нажатіемъ винтика ЪЕ). 
Стержень СВ можетъ быть легкимъ надавливаніемъ снизу снятъ съ аппарата и за- 
тѣмъ снова одѣтъ на прежнее мѣсто; прикрѣпленіе его производится особыми надавливаю- 
щими пружинами. 
Для прикрѣпленія прибора къ обыкновенному столику микроскопа служатъ винтики 
или же просто пружинные зажимы, надавливающіе на основную пластинку А. 
При наблюденіяхъ въ преломляющихъ жидкостяхъ къ этимъ частямъ присоединяется 
еще стеклянная ванночка съ параллельными стѣнками, насаживаемая на особую пластинку, 
неподвижно прикрѣпленную къ вертикальному лимбу. Но такъ какъ дно ванночки должно имѣть 
горизонтальное положеніе, то всему прибору приходится дать совсѣмъ особое расположеніе. 
Это расположеніе лучше всякаго описанія на словахъ можно видѣть изъ фиг. 10. 
(Фиг. 10). 
Нетрудно видѣть, что если въ приборѣ этого типа (установленномъ для обыкновен- 
ныхъ воздушныхъ наблюденій) препаратъ будетъ приведенъ въ горизонтальное положеніе. 
блеска примѣнилъ способъ, представляющій пъ супщостн осуществленіе идеи пзлагаеліаго здѣсь (теодолитнаго) 
метода (ТзсЬегтак’з Міпегаі. и. реігодг. МіиЬеіІ. VI з. 271). 
^) Въ приборѣ, построенномъ К. Д. Хрущовымъ, движеніе стержня также производится посредствомъ 
зубчатаго привода и пуговки. 
