ГЕОМЕТРИЧЕСКИХЪ И ОПТИЧЕСКИХЪ ИЗСЛѢДОВАНІЙ КРИСТАЛЛОВЪ. 
17 
Отсчетъ 
Число дѣленій 
Число дѣленій 
Отсчетъ 2-го 
Ошибка 
лшіба. 
лимба. 
ноніуса. 
ноніуса. 
экцентриситета. 
91°10' 
59 
60 
271° 8'30" 
0'45" 
101 20 
59 
60 
281 1840 
0 40 
111 30 
59 
60 
291 28 40 
0 40 
121 40 
59 
60 
301 38 40 
0 40 
131 30 
61 
62 
311 29 0 
0 30 
141 40 
59 
60 
321 38 50 
035 
151 30 
61 
62 
331 28 50 
035 
161 40 
59 
60 
341 39 0 
0 30 
171 30 
61 
62 
351 29 30 
0 15 
181 30 
60 
61 
1 29 50 
0 5 
Сумма 1071 1089 
Эта таблица показываетъ меньшее совершенство вертикальнаго лимба, какъ это 
вообще и бываетъ. 
Изъ нея видимъ однако, что величина эксцентриситета нигдѣ не превосходитъ 1 ми- 
нуты; поэтому поправка на эксцентриситетъ необходима только при точныхъ наблюденіяхъ. 
Несовершенство въ дѣленіяхъ ничтожно: вмѣсто 60/59 = 1,0169 мы находимъ 
1089/1071 = 1,0168. 
Въ заключеніе я долженъ обратить вниманіе на то, что повѣрка инструмента должна 
повторяться отъ времени до времени. Впрочемъ, при юстированіи (въ случаѣ хорошо обра- 
зованной и блестящей плоскости) нарушеніе въ установкѣ инструмента бросается въ глаза 
само по себѣ, такъ какъ при вращеніи около горизонтальной оси уже не замѣчается непо- 
движности рефлекса. 
Такія разстройства происходятъ иногда отъ простой перестановки инструмента съ 
одного мѣста на другое. 
Впрочемъ, при описанной мною конструкціи гоніометра маленькія разстройства испра- 
вляются очень легко и скоро и не представляютъ никакой опасности для производства точ- 
ныхъ наблюденій. 
II. Универсальный столикъ микроскопа. 
Развитіе наблюдательныхъ наукъ находится въ тѣсной связи съ развитіемъ самихъ 
орудій наблюденія и изслѣдованія. 
Нетрудно было бы развить это положеніе въ примѣненіи къ разнообразнымъ научнымъ 
отраслямъ (и на первомъ планѣ — къ Физикѣ). Но для меня теперь важно оттѣнить его 
Мёшоігез Ае ГАсай. Ітр. і. вс. VII Зёгіе. ^ 
