16 Е. с. ФЕДОРОВЪ, НОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ 
I. Повѣрочная таблица д.гя горизонтальнаго лимба. 
Отсчетъ 
Число дѣленіи 
Число дѣленій 
Отсчетъ 2-го 
Ошибка 
лимба. 
лимба. 
ноніуса. 
ноніуса. 
экцентрнситета. 
0^0' 0" 
— 
— 
180° 0' 0" 
0' 0" 
9°50 
59 
60 
189 50 10 
0 5 
19 40 
59 
60 
199 40 10 
0 5 
29 30 
59 
60 
209 30 10 
0 5 
39 20 
59 
60 
219 2010 
0 5 
49 10 
59 
60 
229 10 10 
0 5 
59 0 
59 
60 
239 0 0 
0 0 
68 40 
58 
59 
248 4010 
0 5 
78 30 
59 
60 
258 30 20 
0 10 
о 
о 
О 
— 

180° 0' 0" 
0' 0" 
350°10 
59 
60 
170 10 0 
0 0 
340 20 
59 
60 
160 20 0 
0 0 
330 30 
59 
60 
150 29 50 
0 5 
320 40 
59 
60 
140 40 0 
0 0 
311 0 
58 
59 
130 59 50 
0 5 
301 0 
60 
61 
120 59 40 
0 10 
290 20 
58 
59 
110 1940 
0 10 
280 30 
59 
60 
100 2940 
0 10 
Эта таблица показываетъ замѣчательное совершенство техническаго 
выполненіи Э- Изъ 
видно, что даже для самыхъ точныхъ наблюденій кристалловъ всякія поправки излишни. 
II. Повѣрочная таб.гица для вертикальнаго лгшба. 
Отсчетъ 
Число дѣленій 
Число дѣленій 
Отсчетъ 2-го 
Ошибка 
лимба. 
лимба. 
ноніуса. 
ноніуса. 
экцентрнситета. 
О 
о 
О 
— 
— 
179°59'40" 
о'ю" 
9 50 
59 
60 
189 49 20 
0 20 
о 
о 
<м 
61 
62 
199 59 10 
0 25 
30 10 
59 
60 
210 850 
035 
40 20 
59 
60 
220 18 50 
0 35 
50 30 
59 
60 
230 28 30 
0 45 
60 40 
59 
60 
240 38 30 
045 
70 50 
59 
60 
250 48 20 
0 50 
81 0 
59 
60 
260 58 20 
0 50 
1) Гоніометръ исполненъ г. механикомъ Петерманомъ. 
