ГЕОМЕТРИЧЕСКИХЪ И ОПТИЧЕСКИХЪ ИЗСЛѢДОВАНІЙ КРИСТАЛЛОВЪ, 
15 
исправляя половину посредствомъ вращенія около вертикальной оси 
прибора, а другую половину — посредствомъ юстирныхъ винтовъ '). 
Такимъ образомъ придемъ постепенно къ тому положенію, когда 
центръ круга находится на одной вертикали съ точкою А ; если подвиж- 
ная ось дѣйствительно перпендикулярна къ неподвижной (вертикальной), 
то вертикальная слагающая устраняется сама собою. Когда, наконецъ, 
осталась въ кругѣ только вертикальная слагающая, то исправленіе поло- 
женія оси производится посредствомъ особыхъ установительныхъ вин- 
товъ, которые связываютъ ось съ подставкой В. 
Наконецъ, особою повѣркою, характерною для универсальнаго 
гоніометра, является опредѣленіе показанія ноніуса горизонтальнаго лимба при томъ поло- 
женіи подвижной части прибора, при которомъ горизонтальная ось прибора строго парал- 
лельна оси трубы. 
Повѣрка эта производится попутно при только-что описанной, потому что тѣмъ самымъ, 
что при вращеніи около горизонтальной оси центръ сигнала не сходитъ съ центра креста, 
ясно доказывается строгая параллельность этой оси и оси трубы, а потому нужно только 
замѣтить въ этомъ положеніи показаніе ноніуса, которое, по конструкціи гоніометра, должно 
быть во всякомъ случаѣ весьма маленькимъ числомъ. Мы можемъ или постоянно прибавлять 
(или убавлять, смотря по знаку) этотъ уголъ къ показаніямъ горизонтальнаго лимба, или, 
что гораздо лучше, исправить это при помощи особыхъ установительныхъ винтовъ. 
Повѣрка сі. 
Теперь остается только повѣрить дѣленія обоихъ лимбовъ и ихъ эксцентриситетъ. 
Способъ провѣрки лимбовъ точныхъ инструментовъ хорошо извѣстенъ, и мнѣ остается 
только на примѣрѣ инструмента, которымъ я пользовался для наблюденій, наглядно пред- 
ставить этотъ способъ. 
Прежде всего я совмѣщаю нули лимба и ноніуса и замѣчаю то дѣленіе, въ которомъ 
лучше всего сходятся штрихи лимба и ноніуса. Кромѣ того, я замѣчаю еще показаніе дру- 
гого ноніуса, изъ котораго легко выводится ошибка эксцентриситета. 
Затѣмъ, замѣченный штрихъ ноніуса я привожу къ совпаденію съ нулемъ лимба, и 
снова повторяю ту же операцію, пока не пройду всего круга. Такимъ образомъ опредѣ- 
ляются съ точностью значенія дѣленій лимба въ разныхъ его частяхъ. 
Соотвѣтственныя наблюденія я сопоставляю въ слѣдующихъ двухъ таблицахъ: 
(Фиг. 7 къ стр. 14). 
1) При этой повѣркѣ иногда раскрывается маленькая неточность въ установкѣ сигнала (пов. а), а именно 
хотя центръ реФлекса и точно сохраняетъ свое положеніе, но не совсѣмъ точно совпадаетъ съ центромъ 
креста нитей. Теперь уже легко произвести самое точное исправленіе въ положеніи сигнала, пользуясь поддер- 
живающими его, крестообразно расположенными, винтиками. 
2) Изъ нихъ одинъ виденъ на рисункѣ и отмѣченъ буквою у. 
