ГЕОМЕТРИЧЕСКИХЪ И ОПТИЧЕСКИХЪ ИЗСЛѢДОВАНІЙ КРИСТАЛЛОВЪ. 1 1 
нованія. Но такъ какъ въ этомъ случаѣ мы имѣемъ въ своемъ распоряженіи больше 
чѣмъ 2 рефлекса, то можемъ обойтись безъ отсчитывапій на лимбѣ и непосредственно 
юстировать по тремъ изъ нихъ. Пусть два рефлекса (фиг. Ъ) А В точно проходятъ 
чрезъ центръ креста, а третій рефлексъ С не совпадетъ (въ ближайшемъ положеніи) съ 
этимъ центромъ 1). Тогда мы подвигаемъ подвижную ось въ томъ направленіи, 
при которомъ рефлексъ С удаляется еще больше отъ центра креста, и затѣмъ 
снова юстирными винтами приводимъ рефлексы А м В къ совмѣщенію съ центромъ 
креста. 
Во всѣхъ случаяхъ для юстировки мы можемъ пользоваться наилучше образован- 
ными гранями кристалла, что придаетъ всему процессу особенную цѣнность. 
Кромѣ приведеннаго описанія общаго способа наблюденій при посредствѣ уни- 
версальнаго гоніометра тотъ же иструментъ можно, конечно, примѣнять и какъ 
обыкновенный гоніометръ, т. е. подвергать измѣренію только одинъ поясъ кристалла, 
и притомъ можно пользоваться тоже сигналами, расположенными въ отдаленіи отъ 
прибора. 
Но такъ какъ такое пользованіе универсальнымъ гоніометромъ какъ гоніометромъ 
простымъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ представить какихъ либо преимуществъ предъ 
употребленіемъ его въ качествѣ универсальнаго, то я и не стану останавливаться на описа- 
ніи предосторожностей, которыя нужно соблюдать при такихъ измѣреніяхъ. 
Но я опишу вкратцѣ употребленіе этого гоніометра какъ универсальнаго при пользо- 
ваніи внѣшними сигналами (какъ въ гоніометрахъ съ одною трубою). Такое употребленіе 
его можетъ быть полезнымъ и даже необходимымъ, если отраженіе сигнала почти или вовсе 
не наблюдается, и если при томъ можно наблюдать отраженіе отъ яркаго внѣшняго сигнала. 
Въ этихъ случаяхъ можно рекомендовать слѣдующій пріемъ. 
Прилѣпляемъ отполированную стеклянную пластинку къ пластинкѣ юстирнаго аппарата 
въ параллельномъ къ ней положеніи (плашмя) и, поставивъ предварительно на нуль ноніусъ 
горизонтальнаго лимба, приводимъ пластинку посредствомъ юстирныхъ винтовъ въ положе- 
ніе, перпендикулярное къ оси трубы. Затѣмъ поворачиваемъ подвижную часть около верти- 
кальной оси на нѣкоторый уголъ (напр. 20°) и устанавливаемъ въ удаленіи яркій свѣтовой 
сигна.іъ съ точностью въ такомъ положеніи, чтобы отраженное изображеніе его совпало съ 
центромъ креста нитей. 
При производствѣ полнаго обозрѣнія съ употребленіемъ пламени (круглаго при посред- 
ствѣ чечевицы) въ качествѣ сигнала необходимо каждый разъ поворачивать вертикальный 
лимбъ на уголъ, не превышающій величины поля зрѣнія трубы. Но можно сократить время, 
помѣстивъ подлѣ сигнала ярко освѣщенную поверхность, пли же выставивъ невдалекѣ отъ 
пламеннаго сигнала другой подобный же сигналъ, который, при измѣреніи и въ случаѣ 
сомнѣнія можно убрать. 
Всѣ остальныя наблюденія ничѣмъ не отличаются отъ наблюденій, описанныхъ выше. 
Однако, при всѣ.хъ послѣдующихъ вычисленіяхъ отъ показаній горизонтальнаго лимба нужно 
2 * 
