ГЕОМЕТРИЧЕСКИХЪ И ОПТИЧЕСКИХЪ ИЗСЛѢДОВАНІЙ КРИСТАЛЛОВЧ,. 
7 
когда желаютъ двигать оба круга заразъ, то, ослабивъ оба винта, повертываютъ головку 
(3 до нажатія. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ эту головку слѣдуетъ отпустить. 
Для микрометренпаго движенія этихъ круговъ служатъ винты г и 0. 
Горизонтальный лимбъ не приспособленъ для повтореній. Грубое движеніе его весьма 
удобно производится надавливаніемъ пальцевъ на противовѣсъ (7, причемъ предварительно 
ослабляютъ наніимной винтъ а ^). Микрометренное движеніе производится прулшннымъ 
винтомъ Ъ. 
Теперь разсмотримъ процессъ производства наблюденій и ихъ записыванія. 
Измѣряемый кристаллъ, какъ обыкновенно, наклеивается на юстирномъ приборѣ, а 
передъ боковымъ отверстіемъ трубы, содержащимъ сигналъ, устанавливается зажиленный 
волшебный Фонарь. Сигналъ ярко освѣщается, и мы можемъ чрезъ окуляръ наблюдать 
рефлексъ даже отъ маленькихъ достаточно блестящихъ граней. 
Чтобы свѣтъ отъ волшебнаго Фонаря не падалъ на глазъ и вообще не производилъ 
въ комнатѣ вреднаго освѣщенія, отъ конца трубы волшебнаго Фонаря на боковое отверстіе 
трубы В (на которое для этой цѣли надѣвается маленькій конусъ, какъ это видно на 
рисункѣ) протягивается трубочка изъ чернаго коленкора. 
Для того, чтобы увѣриться, что свѣтъ волшебнаго Фонаря направленъ правильно, т, е. 
такъ, чтобы привести къ возможно яркому освѣщенію сигнала, мы приставляемъ къ объ- 
ективному концу трубы плоско-отполированную стеклянную пластинку. При этомъ, конечно, 
подвижной окуляръ долженъ быть приподнятъ. Отраженное отъ пластинки изображеніе сиг- 
нала даетъ намъ отчетливое представленіе о правильности освѣщенія. Въ случаѣ надобности 
мы поворачиваемъ или передвигаемъ Фонарь до достиженія наиболѣе яркаго отраженія. 
Подвижную часть гоніометра приводимъ въ такое положеніе, чтобы горизонтальная 
(подвижная) ось стала перпендикулярна къ оси трубы. Затѣмъ заходимъ на нѣкоторое раз- 
стояніе по другую сторону инструмента и помѣщаемъ глазъ приблизительно на продолженіе 
оси трубы. Тогда, смотря въ нее чрезъ объективъ, мы видимъ яркое изображеніе сигнала, 
а часть изображенія должна затемняться наклееннымъ кристалломъ. 
Кристаллъ помѣщенъ правильно, если его средина закрываетъ центръ сигнала. При 
такомъ положеніи кристалла мы можемъ быть увѣрены, что всякая грань, поставленная 
перпендикулярно оси трубы, дастъ отраженные лучи вовнутрь трубы. 
Въ противномъ случаѣ положеніе кристалла на юстирномъ аппаратѣ должно быть 
исправлено при помощи центрирныхъ винтовъ. 
Теперь нужно произвести полное обозрѣніе кристалла, чтобы не упустить ни одной 
грани, способной дать сколько-нибудь замѣтный реФлексъ. 
Съ этою цѣлью, поставивъ ноніусъ вертикальнаго лимба на нулѣ, мы передвигаемъ 
противовѣсъ О и заставляемъ подвижную часть совершить поворотъ больше чѣмъ на 180° 
1) На чертежѣ положеніе винта показано пунктиромъ, а буквою отмѣчено только его мѣсто. 
